text: 光聲光譜 透過聲學檢測來測量物質對輻射能也會產生聲音。樣品的光聲譜可以透過測量不同波長的光照射到樣品上時發出的聲音獲得。光聲譜可用以表徵物質的吸收特性。光聲效應可用來研究固體，液體和氣體。用途和技術.光聲光譜是研究濃度僅有十億分之一乃至萬億分之一的氣體的有效工具。 如今，先進的光聲探測器依舊使用著和貝爾的儀器相同的原理，但在其基礎之上已做了很多可以提升其靈敏度的改進。由於產生的聲音強度與光強度成正比，因此使用強鐳射代替太陽照射樣品；這項技術被稱為鐳射光聲光譜。 靈敏的麥克風替代了人的耳朵，麥克風的訊號透過鎖相放大器進行放大和檢測。把氣體樣本封裝在圓柱形氣室之中，可以透過調製樣品單元的共振頻率實現對聲音訊號的放大。透過懸臂樑增強型共振光聲光譜技術，可以靈敏的進行十億分之一級的氣體的可靠監控。案例.下面這個例子可以說明光聲光譜技術的潛力：20世紀70年代初，帕特爾和他的同事們透過氣球攜帶的光聲探測器測量海拔28千米的平流層中的一氧化氮濃度隨時間的變化。這項測量為研究因人造一氧化氮排放而產生的臭氧層空洞問題提供了重要資料。一些早期的工作依賴於 Rosencwaig 和 Gersho 的 RG 理論的發展。光聲光譜的應用.FTIR光聲光譜的一個重要功能在於有能力在保持樣品的原有狀態下透過紅外光譜測量，這項技術可以用於檢測和計量化學物質及化學官能團。這在測量生物樣品時尤其有用，無需粉碎或對樣品進行化學處理。貝殼，骨頭之類的樣品都用此方法進行過研究。 使用光聲光譜可以研究成骨不全症骨頭中的分子相互作用。當大部分學術研究集中在高解析度儀器時，另一些工作走向了相反的方向。在過去二十年裡，低成本的洩漏檢測和二氧化碳濃度控制被開發並商業化。通常，低成本熱源使用電子方式調製。半透碟片上的擴散替代了氣體交換閥門，廉價的麥克風以及使用數字訊號處理器處理訊號的方式降低了系統的成本。未來，低成本的光聲光譜應用將會依賴於高度整合的光聲儀器。現在，光聲方法的應用被擴充套件到了蛋白等大分子的定量測量。光聲免疫分析透過可產生強聲訊號的微小粒子對目標蛋白進行檢測和標記。 這項使用光聲技術的蛋白質檢測方法也已被用於實時檢測。光聲光譜也有很多軍事用途。其用途之一是可以用於檢測有毒的化學制劑。光聲光譜的高靈敏度使之成為化學武器攻擊後痕量檢測的理想方法。鐳射光聲感測器領域。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 光聲光譜
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=6518617