text: 開爾文電橋，又稱湯姆生電橋，用來測量電阻小於1歐姆的未知電阻。其原理與惠司通電橋類似，但多了額外的微小電阻，以降低測量誤差，提升精確度。原理.開爾文電橋的原理與惠司通電橋類似，但是多了額外的微小電阻，以降低測量誤差，並且提升精確度。此種電路平衡關係式如下：formula_1在應用上， R'1與R'2的比值被調整成與R1和R2的比值相等。且在多數的設計中，R1 = R'1且R2 = R'2。因此，上式最後一項變成零，整個平衡式變為：formula_2經整理後可得：formula_3精度.使用這一電橋的測量精度取決於多個因素。標準電阻Rs的精準是首要因素。某些已商業化的此類裝置之精確度達2%，可量測0.000001歐姆到25歐姆的電阻值。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 開爾文電橋
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=4394128