text: 液體的傾點指的是液體失去其流動特性的溫度，它被定義為油樣可以從燒杯中傾倒出所需的最低溫度。對於原油樣品而言，較高的傾點常意味著具有較高的煤油含量。傾點的測量.人工測量法.根據ASTM D97,先將油樣冷卻，讓石蠟晶體析出。在推測的傾點之上9 °C，每隔3 °C, 測試罐被取出，傾斜觀察其液麵運動。當油樣表面不隨傾斜而流動時，將測試罐水平放置5秒鐘。如果能未發生流動，則將當前溫度增加3 °C作為該油樣的傾點溫度。油樣在傾點時的不流動可能時因為高黏度或熱歷史引起的，所以一般也進行黏度測試來獲得較全面的油樣資訊。自動測試法.根據ASTM D5949, 可採用自動裝置來測定油樣傾點，測試原理和人工測量法相同，但所用時間較短，也不需要額外的冷卻裝置油樣被加熱，然後透過Peltier裝置，以1.5±0.1 °C/min的冷卻速率冷卻。在每個1 °C和3 °C的區間裡，用壓縮氣體的受壓脈衝衝擊油樣的表面。多個光學檢測器連續監測試樣的表面運動。觀察到表面出現運動的最低溫度被定為油樣的傾點。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 傾點
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=7994552