text: 凝膠滲透色譜法。故今日的GPC系統經常和其它表徵儀器連用，同時進行分離、純化和測量分子量分佈的工作。工作原理.凝膠滲透色譜法是根據分析物的分子的大小或流體動力學體積來進行分離的，這不同於其他依靠化學或物理相互作用來分離分析物的分離技術。。當溶液中的分析物分子經過填充在柱中的多孔珠時，比較小的分子更容易進入孔隙，因此在這些孔隙中停留的時間更長，增加了它們的保留時間。在用洗脫液洗脫時，這些較小的分子會最後才洗脫出來。相反，較大的分析物分子不會進入小的孔隙，在孔中花費的時間很少，所以洗脫速度很快。可見，所有色譜柱都具有可分離的分子量範圍。如果分析物的分子尺寸太大,沒有分子會被保留在色譜柱中；相反，如果分析物尺寸太小，有可能所有的分子都被留在孔隙中無法洗脫。因此應根據待分離分析物的分子量範圍來選擇填料孔的大小。如果樣品的分子量分佈範圍很廣，可能需要串聯使用幾根GPC色譜柱才能完全分離樣品。應用.凝膠滲透色譜可以將聚合物分子分成多組尺寸相近的樣品組。然後根據分子尺寸和聚合物分子量的各種關係，比如尺寸和特性黏度的關係，求得聚合物的分子量和分子量分佈。單分散的聚苯乙烯經常用用於校正凝膠滲透色譜但單分散的聚苯乙烯是線性聚合物，只能用於校正對線性聚合物的測量。對於交聯類的聚合物，誤差範圍較大。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 凝膠滲透色譜法
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=8055741