text: 多普勒超聲檢查是一種利用多普勒效應對組織和體液的運動以及組織和體液與超聲換能器之間的相對速度進行成像的醫學超聲檢查。多普勒超聲大大提高了醫學超聲檢查的能力，它利用多普勒效應判斷某結構是否朝向或背離探頭運動，並計算出其相對速度。透過計算部分樣本容積的頻率漂移(例如心臟瓣膜上方的噴射血流)，可以確定其方向、速度，並顯示出來。這對心血管方面的研究特別有用，對其他的一些醫學領域也是必要的，比方說診斷肝臟門脈高壓症時的血流逆行。多普勒資訊的圖形化顯示可以使用頻譜多普勒，也可以使用彩色多普勒或者能量多普勒。通常此資訊利用立體聲揚聲器表現出來：是一種雖然為人工合成，但是特徵明顯的聲音。彩色多普勒超聲在中國大陸亦稱彩超。嚴格說來，大多數現代超聲儀並不使用多普勒效應來測定流速，而是依賴脈衝多普勒(PW)技術。機器發出超聲波脈衝，然後再切換至接收模式。這樣，接收到的反射脈衝並沒有頻率漂移，聲學效應也不連續。但是，經過多次測量，這些序貫的測量的相變可以用來得到頻率漂移(因為頻率是相變的速度)。為了從發射訊號和接收訊號得到相變漂移資訊，通常使用2種演算法中的一種：自相關技術或者相關性技術。更舊的機器，採用連續多普勒(CW)技術，按上述方式顯示多普勒效應。為了做到這點，機器的發射和接收換能器必須是分立的。採用連續多普勒技術的機器，其主要缺點在於不能獲得距離資訊。在超聲領域，術語多普勒超聲兼指脈衝多普勒和連續多普勒系統，而忽視速度測量的不同機理。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 多普勒超聲
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=7727915