自制插入物的主要目的是什么？
user
自制插入装置的主要目的是在全身体磁共振成像扫描仪中整合两个运行在不同频率的系统。这样，可以在同一实验空间内同时或依次测量不同种类的核素，如氢(1h)、钠(23na)和氯(35cl)。该装置利用安德森线圈提供磁场梯度，样本位置可根据需要（部分）位于对特定测量核素敏感的区域。各自的射频电路包含法拉第屏蔽，以减少测量过程中样本介电常数变化带来的影响。
assistant
安德森线圈有何作用？
user
安德森线圈在构建的插入设备中提供关键的磁场梯度场。在mri（磁共振成像）中，磁场梯度场至关重要，因为它能够区分来自被成像样本或主体中不同位置的信号。通过产生磁场梯度，安德森线圈有助于创建具有空间分辨率的图像，并使得能够检测样本中的特定核素，从而实现精确成像。
assistant
射频电路中的法拉第罩有什么作用？
user
射频（rf）电路中的法拉第屏蔽的主要目的是最小化测量过程中样品介电常数变化的影响。介电常数指的是材料在电场中储存电能的能力。当样品的介电常数发生变化时，可能会影响rf电路的性能，并可能导致mri测量出现伪影或误差。通过在rf电路中集成法拉第屏蔽，自制插入装置有助于保持测量的精确性和可靠性，确保mri数据的高质量。
assistant