type: other

text:
Falowodowy radarowy przetwornik Rosemount 3300 by luppo luppo - issuu
 Instrukcja obsĹ‚ugi 00809-0114-4811, Rev AA Marzec 2004
 Mierniki poziomu Rosemount Model 3300 Radarowe falowodowe przetworniki pomiaru poziomu i granicy faz
 Instrukcja obsługi 00809-0100-4811, Rev AA Marzec 2004
 Rosemount -model 3300
 Rosemount - model 3300 Radarowe falowodowe przetworniki pomiaru poziomu i granicy faz NOTICE Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Dla bezpieczeństwa osobistego i instalacji procesowej oraz w celu optymalnego wykorzystania możliwości przetwornika zalecane jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w tej instrukcji przed przystąpieniem do montażu, użycia lub konserwacji tego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy skontaktować sięz Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, tel. (48) 22 54 85 200, fax: (48) 22 54 85 231. lub z najbliższym przedstawicielstwem Rosemount / Emerson Process Management.
 Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji NIE jest przeznaczone do pracy w zastosowaniach nuklearnych. Stosowanie w instalacjach nuklearnych urządzeń innych niż specjalnie do tego celu przeznaczonych może spowodować błędne odczyty.Informacje o urządzeniach do zastosowań nuklearnych można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie Rosemount / Emerson Process Management. Niniejsze urządzenie spełnia wymagania norm opracowanych przez FCC (USA) oraz Dyrektywy R&TTE dla promienników radiowych.Stosowanie nie wymaga żadnych licencji, o ile na zbiornik nie są narzucone dodatkowe ograniczenia telekomunikacyjne Urządzenie spełnia wymagania paragrafu 15 przepisów FCC. Jego praca jest zależna od spełnienia dwu warunków:1.Urządzenie to nie może powodować szkodliwych interferencji, 2. Urządzenie musi przyjmować otrzymane interferencje, w tym takie , które mogą powodować nieoczekiwane działanie..
 Rosemount - model 3300
 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Przegląd instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
 ROZDZIAŁ 2 Przetwornik pomiarowy
 Zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Zastosowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Budowa miernika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Architektura stystemu pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Wytyczne dobodru sondy pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Strefy martwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Charakterystyka procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Pokrywanie sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Mostkowanie sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Piana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Opary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Granica faz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Characterystyka zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Grzałki, mieszadła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Kształt zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
 ROZDZIAŁ 3 Montaż
 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Procedura montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Zanim rozpocznie się montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Przełączniki Alarmu i Ochrony Zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Wskazówki montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Przyłącze procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Montaż w rurach wewnętrznych i obocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Wolna przestrzeń wokół sondy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Zalecany sposób montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10 Montaż elementów mechanicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11 Skracanie sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12 Mocowanie sondy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14 Montaż elektryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 Wejścia kablowe i dławiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 Dobór przewodów zasilających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 Obszary zagrożone wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 Wymagania dotyczące zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 Maksymalna rezystancja pętli zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 Podłączenie przetwornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18 Wyjście w strefie bezpiecznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18 Wyjście iskrobezpieczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19
 00809-0100-4811, Rev AA Marzec 2004
 Urządzenia opcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 Tri-Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 Praca większej ilości przetworników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21
 ROZDZIAŁ 4 Rozruch
 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 Parametry konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Konfiguracja podstawowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Konfiguracja pomiaru objętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Konfiguracja z użyciem komunikatora HART 275 . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7 Podstawowa konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Zmienne przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Jednostki przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Względna wysokość sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Długość sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Typ sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 Stała dielekrtyczna produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 Stała dielectryczna oparów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 Tryb pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11 Kąt sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11 Maksymalna grubość warstwy górnego produktu . . . . . . . . . . . . 4-11 Tłumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11 Panel wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11 Punkty 4 i 20 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 Konfiguracja objętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Zmienne przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Jednostki objętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Typ zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Wymiary zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Tabela przybliżeń paskowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Konfiguracja z użyciem oprogramowania RCT . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 Instalowanie oprogramowania RCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 Określanie portu COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 Help w RCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15 Stosowanie przewodnika instalowania (Wizard) . . . . . . . . . . . . . 4-16 Użycie funkcji Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17 Setup - Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18 Setup - Basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18 Setup - Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19 Setup - Tank Config . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 Setup - Volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22 Setup - LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23 Funkcje specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-24 TriLoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-24
 ROZDZIAŁ 5 Działanie panelu wyświetlacza
 Działanie wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Komuniakty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2 Alarm i Zabezpieczenie Zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
 ROZDZIAŁ 6 Obsługa i określanie niesprawności
 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 Konfiguracja zaawansowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Definiowanie Górnego punktu odniesienia przez użytkownika. . . . 6-2 Wykres sygnału pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 Pomiary granicy faz przy “półprzezroczystym” dolnym produkcie . 6-5 Duże zmiany poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Pomiar granicy faz przy całkowicie zanurzonych sondach. . . . . . . 6-8 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Kalibracja wyjścia analogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Kalibracja pomiaru poziomu i odległości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10 Wymiana sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11 Zakłócenia w górnej części zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12 Ustawienia progowe amplitudy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13 Rejestrowanie danych pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15 Zapamiętywanie konfiguracji przetwornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16 Zdejmowanie głowicy przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19 Określanie niesprawności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19 Błędy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20 Ostrzeżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
 ZAŁĄCZNIK A Dane techniczne
 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 Informacje zamówieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
 ZAŁĄCZNIK B Certyfikaty dla stref zagrożonych wybuchem
 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1 Europejska dyrektywa ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2 Iskrobezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2 Ognioszczelność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3 Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem . . . B-4 Certyfikaty fabryczne Factory Mutual (FM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4 Certyfikaty kanadyjskie - Canadian Standards Association (CSA). B-5 Schematy połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6
 ZAŁĄCZNIK C Komunikator HART
 Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-1 Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-5 Podstawowe cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-6 Menu i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-8 Komunikaty diagnostyczne komunikatora Hart . . . . . . . . . . . . . . .C-9
 Wprowadzenie Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . strona 1-1 Przegląd instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1-2
 Procedury i instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnej ostrożności od osób które je wykonują. Informacje o czynnościach i sytuacjach stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo oznaczone są symbolem ostrzegawczym ( ). Przed przystąpieniem do wykonywania czynności oznaczonych tym symbolem należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami podanymi na początku danego rozdziału. OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie zaleceń bezpiecznego montażu i użytkowania może spowodować śmierć lub ciężkie zranienie. •
 Należy upewnić się, że przetwornik jest montowany przez przeszkolony personel.
 Należy używać urządzeń wyłącznie w sposób przedstawiony w tej instrukcji. W przeciwnym przypadku można doprowadzić do zniszczenia ochrony w pracy przetwornika.
 Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie. •
 Należy upewnić się, że robocze otoczenie przetwornika jest zgodne z wymaganiami zawartymi w otrzymanych certyfikatach dla stref zagrożonych wybuchem.
 Przed podłączeniem komunikatora HART w środowisku zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że wszystkie urządzenia pracujące w pętli są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowościs.
 Wysokie napięcie, które może być obecne na końcówkach przewodów może spowodować porażenie elektryczne. •
 Należy zachować maksymalną ostrożność przy łączeniu przewodów i zacisków .
 OSTRZEŻENIE Stosowanie nieznanych części może zagrażać bezpieczeństwu. Naprawa np. zamiana części itp. może również zagrażać bezpieczeństwu pracy i jest niedopuszczalna.
 Rosemount - model 3300 PRZEGLĄD INSTRUKCJI
 Niniejsza Instrukcja zawiera informacje o montażu, konfiguracji i obsłudze radarowego falowodowego miernika Rosemount model 3300. Rozdział 2: Przetwornik pomiarowy •
 Charakterystyki procesu i zbiornika
 Rozdział 3: Montaż •
 Rozdział 4: Rozruch •
 Konfiguracja z użyciem komunikatora HART
 Konfiguracja z użyciem oprogramowania RCT
 Rozdział 5: Działanie panelu wyświetlacza •
 Rozdział 6: Obsługa i określanie niesprawności •
 Kody błędów i ostrzeżeń
 Komunikaty dotyczące błędów
 Załącznik A: Dane techniczne •
 Informacje zamówieniowe
 Załącznik B: Certyfikaty dla stref zagrożonych wybuchem •
 Informacja o Europejskiej Dyrektywie ATEX
 Certyfikaty lokalne
 Certyfikaty kanadyjskie CSA
 Załącznik C: Komunikator HART
 Przetwornik pomiarowy ZASADA DZIAŁANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-1 Zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-2 Budowa miernika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-4 Architektura systemu pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-5 Wytyczne doboru sondy pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-6 Charakterystyka procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-8 Charakterystyka zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-10
 Radarowy przetwornik pomiarowy Rosemount 3300 jest inteligentnym, dwuprzewodowym miernikiem ciągłego pomiaru poziomu opatym na technologii Time Domain Reflectometry (TDR- pomiar czau odbicia). Nanosekundowe impulsy małej mocy są wysyłane wzdłuż kabla sondy zanurzonej w medium procesowym. Gdy impuls dociera do powierzchni mierzonego medium część jego energii jest odbijana z powrotem do przetwornika. Różnica czasu pomiędzy wysyłanym a odbitym impulsem jest przeliczana na odległość, z której wyliczany jest poziom całkowity lub poziom granicy faz (patrz poniżej). Współczynnik odbicia dla danego produktu jest zasadniczym parametrem jakości pomiaru. Wysoka wartość stałej dielektrycznej medium daje lepsze odbicie i większy zakres pomiaru. Spokojna powierzchnia powoduje lepsze odbicie niż powierzchnia wzburzona.
 Rys. 2-1. Zasada pomiaru. Amplituda sygnału
 Poziom Poziom granicy faz
 TDR_PRINCIPLES
 Imuls początkowy
 Rosemount - model 3300 ZASTOSOWANIA
 Układ pomiarowy radarowego miernika poziomu model Rosemount 3300 jest przeznaczony do pełnych (łącznych) pomiarów poziomu większości cieczy, półcieczy i poziomu granicy faz ciecz/ciecz. Technologia radaru falowodowego zapewnia bardzo wysoką wiarygodność i precyzję, która sprawia, że pomiary są praktycznie niezależne od temperatury, ciśnienia, mieszanin gazu z oparami, gęstości, turbulencji, wydzielania się pęcherzy gazów/wrzenia, niskiego poziomu, zmian stałej dielektrycznej medium, zmiennej wartości pH i lepkośći. Technologia radaru falowodowego w połączeniu z zaawansowaną obróbką sygnału czynią przetworniki 3300 odpowiednimi do szerokiego obszaru aplikacji:
 ZASTOSOWANIE: TURBULENCJA MEDIUM
 Rys. 2-2. Przykłady aplikacji Warunki wrzenia medium z oparami i turbulencjami. Dla tych aplikacji szczególnie przydatna jest sonda dwuprzewodowa.
 ZASTOSOWANIE : WARNIKI
 Przetworniki 3300 są przydatne w aplikacjach procesów warzenia takich jak kolumny destylacyjne.
 APLIKACJA: AMONIAK
 APLIKACJA: ODDZIELACZ
 Zbiornik Rozdzielacz. Miernik model 3302 mierzy zarówno poziom całkowity jak i poziom granicy faz.
 Miernik model 3300 jest dobrym wyborem do podziemnych zbiorników ponieważ jest montowany na górnej pokrywie zbiornika i impuls pola elektromagnetycznego jest skoncentrowany w obszarze wokół sondy. Miernik może posiadać sondy, które są niewrażliwe na obecność długich i wąskich otworów lub położonych blisko obiektów.
 Technologia radaru falowodowego jest dobrym wyborem dla wiarygodnych pomiarów w małych zbiornikach z amoniakiem, ciekłym gazem ziemnym i ciekłym propan-butanem.
 Rosemount - model 3300 BUDOWA MIERNIKA
 Radarowy miernik Rosemount model 3300 posiada przetwornik w obudowie aluminiowej, zawierającej zaawansowana elektronikę do obróbki sygnału. Elektronika radaru wytwarza impuls elektromagnetyczny, który przesyłany jest wzdłuż sondy. Dostępne są różne typy sond odpowiednie do różnych aplikacji: Sztywna dwuprzewodowa, Elastyczna dwuprzewodowa, Sztywny przewód pojedynczy, Elastyczny pojedynczy przewód i Sonda koncentryczna.
 Rys. 2-3. Składniki miernika. Dwukomorowa obudowa elektroniki
 Gwintowane przyłącze procesowe
 Wejście kablowe:
 ̋" NPT. Opcjonalne: M20, PG13.5
 Elektronika radaru
 Przyłącze procesowe Kołnierz spawany
 Sonda dwuprzewodowa koncentrycznal: 1.5” NPT, 1.5” BSP/G Sonda pojedyncza: 1”/1.5” NPT, 1”/1.5” BSP/G
 BSP (G) NPT
 za nc z dy za je nc po a dy je nd po so z da na n a w w so ty do Sz na a wo cz ty m czn ze as kie ry pr a u t El ni n e ow dw ąż nc a ci od d w ob ko n ze a so re nd na m up So cz kie dw ty ni a as iąż nd El bc so o na w ty Sz
 UWAGA Elastyczne i sztywne sondy wymagają odmiennej elektroniki radaru i nie mogą być używane w takiej samej głowicy przetwornika.
 Rosemount - model 3300 Przetwornik radarowy Rosemount 3300 jest przetwornikiem zasilanym w pętli co oznacza, że te same dwa przewody są używane zarówno do doprowadzenia zasilania jak i wyprowadzenia sygnału wyjściowego. Sygnał wyjściowy jest prądowy w zakresie 4-20 mA z nałożonym częstotliwościowym sygnałem HART. Stosując opcjonalnie moduł HART TRI-loop można przekształcić sygnał HART do uzyskania trzech dodatkowych sygnałów analogowych 4-20 mA. Przy pomocy protokołu HART możliwe jest stosowanie konfiguracji wielogałęziowej (multidrop). W takim przypadku komunikacja jest ograniczona do cyfrowej, a prąd jest sprowadzony do minimalnej wartości 4 mA. Przetwornik może być podłączony do wyświetlacza Wskaźnika Polowego model 751 lub może być wyposażony w zintegrowany wyświetlacz. Przetwornik jest łatwo konfigurowany przy użyciu komunikatora HART 275 lub komputera klasy PC z oprogramowaniem konfiguracyjnym Radar Configuration Tool. Przetworniki model 3300 są też kompatybilne z oprogramowaniem AMS TM ( Asset Management Solutions), które może być również używane do ich konfiguracji. .
 Rys. 2-4. Architektura systemu. Model 751 Wskaźnik Polowy PRZETWORNIK RADAROWY MODEL 3300 Zintegrowany wyświetlacz
 Tri-Loop 3 x 4-20 mA
 Komunikator HART 275
 Oprogramowanie Radar Configuration Tool lub AMS
 Rosemount - model 3300 WYTYCZNE DOBORU SONDY POMIAROWEJ
 Zaleca się stosowanie poniższych wskazówek przy wyborzewłaściwej sondy dla przetwornika 3300.
 Tabela 2-1. Wytyczne doboru sondy. G=Dobry, NR=Nie zalecany, AP=aplikacja warunkowa (należy skonsultować się z producentem) Koncentryczne
 Sztywna dwuprzewodowa
 Elastyczna dwuprzewodowa
 Sztywna pojedyncza
 Elastyczna pojedyncza
 Pomiary Poziom Granica faz (ciecz/ciecz)
 Zmiana gęstości Zmiana stałej dielektrycznej(1) Duże zmiany pH Zmiany ciśnienia Zmiany temperatury Skraplające się opary Powierzchnia z pęcherzami gazu / wrzenie Piana (mechaniczne usuwanie) Piana (pomiar górnej powierzchni piany) Piana (pomiar piany) Czyste ciecze Ciecze ze stałą dielektryczną <2.5 Ciecze pokrywające Ciecze lepkie Ciecze krystalizujące
 NR NR AP AP NR NR Znaczące dane zbiornika
 AP G AP
 Sonda jest blisko ściany zbiornika (<30 cm) / obiekty zakłócające Duże turbulencje Warunki turbulencji powodujące naprężenia łamiące Długie i małe otwory montażowe (średnica <15 cm, wysokość>średnica +10cm) Sonda może dotykać otworu / elementu zakłócającego Ciecz lub strumień pary może dotykać sondy Zakłócające promieniowanie EMC w zbiorniku
 G G G G Charakterystyka medium procesowego
 (1) Dla pomiarów całkowitego poziomu zmiana stałej dielektrycznej nie ma wpływu na pomiar. Przy pomiarach poziomu granicy faz zmiana stałej dielektrycznej medium górnego będzie obniżała dokładność pomiaru.
 Rosemount - model 3300 Zakres pomiarowy zależy od typu sondy i własności medium procesowego (produktu). Górna Martwa Strefa jest minimalną mierzalną odległością pomiędzy górnym punktem odniesienia a powierzchnią produktu. Górna Martwa Strefa zmienia się w zakresie 0,1 do 0,5 m zależnie od typu sondy i własności produktu. Przy końcu sondy zakres pomiarowy jest pomniejszony o wartość Dolnej Martwej Strefy. Dolna Martwa Strefa również zmienia się w zależności od typu sondy i produktu. Rys. 2-5 ilustruje zależność zakresu pomiarowego i Martwych Stref:
 Rys. 2-5. Strefy martwe
 Górny punkt odniesienia
 Górna martwa strefa
 Zakres 0 -100 %
 Dolna martwa strefa
 Tabela 2-2. Martwe strefy dla różnych typów sond Stała dielektryczna Górna martwa strefa Dolna martwa strefa
 Sonda koncentryczna 10 cm 10 cm 5 cm 3 cm
 Sztywna sonda Elastyczna Sztywna sonda dwuprzewodowa sonda pojedyncza dwuprzewodowa 20 cm 20 cm 7 cm 5 cm
 40 cm 30 cm 15 cm 5 cm
 35 cm 20 cm 10 cm 5 cm
 Elastyczna sonda pojedyncza 50 cm 30 cm 12 cm 5 cm
 UWAGA Dokładność pomiaru jest obniżona w Strefach Martwych. Może nawet wystąpić zupełny brak możliwości dokonywania pomiarów w tych strefach. Należy wtedy tak skonfigurować punkty 4-20 mA, aby zakres pomiaru znajdował się poza Martwymi Strefami
 Rosemount - model 3300 CHARAKTERYSTYKA PROCESU
 Miernik Rosemount 3300 posiada wysoką czułość wynikającą z zaawansowanej obróbki sygnału i wysokiego stosunku poziomu sygnału do poziomu szumów. Umożliwia to pracę przetwornika w obecności różnych zakłóceń. Należy jednak przeanalizować poniższe uwarunkowania przed montażem przetwornika.
 Pokrywanie sondy
 Należy unikać możliwości pokrywania sondy osadami z powodu obniżania się czułości przetwornika prowadzącego do błędów pomiaru. W aplikacjach z obecnością lepkich cieczy lub klejących może okazać się konieczne okresowe czyszczenie sondy.
 Mostkowanie sondy
 Duże osady, które prowadzą do tworzenia mostków produktu (powodujących zwarcie obu przewodów w sondzie dwuprzewodowej) w poprzek dwu sond w wersjach sond dwuprzewodowych lub pomiędzy rurą a wewnętrznym prętem sondy dla sond koncentrycznych, będą powodować błędne odczyty poziomu. Nie należy do takich sytuacji dopuszczać. W podobnych sytuacjach preferowane są sondy z jednym prętem lub przewodem.
 Jakość pomiaru dokonywanego przez przetwornik Rosemount 3300 w aplikacjach z obecnością piany zależy od własności piany: lekka i napowietrzona, gęsta i ciężka, o wysokiej lub niskiej stałej dielektrycznej itp. Jeżeli piana ma własności przewodzące i jest gęsta to prawdopodobnie przetwornik zmierzy poziom piany. Jeśli piana posiada mniejszą przewodność wtedy mikrofale mogą przejść przez warstwę piany i zmierzą poziom cieczy.
 W pewnych aplikacjach takich jak np. amoniak nad powierzchnią cieczy występują gęste opary, których obecność wpływa na pomiar poziomu. Przetwornik Rosemount 3300 może być tak skonfigurowany aby kompensować ich wpływ.
 Zakres pomiarowy sond zmienia się zależnie od typu sondy i charakterystyki aplikacji. Wartości prezentowane w tabeli 2-3 mogą być stosowane jako wskazówki dla aplikacji czystych cieczy.
 Tabela 2-3. Zakres pomiarowy Sonda koncentryczna
 Sztywna sonda dwuprzewodowa
 Elastyczna sonda dwuprzewodowa
 Sztywna sonda pojedyncza
 Elastyczna sonda pojedyncza
 Maksymalny zakres pomiarowy 6m 1.6
 3m 20 m 3m 20 m Minimalna wartość stałej dielektrycznej w największym zakresie pomiarowym 1.9
 2.0 (1.6 przy 10 m)
 2.5 (2.0 jeśli zamont. w metalowej rurze typu bypass lub uspokajającej)
 2.8 (2.0 przy 10 m)
 Maksymalny zakres pomiarowy dla sond różni się w zależności od występowania poniższych sytuacji:
 Elementy zakłócające w pobliżu sondy.
 Media z wyższą stałą dielektryczną (er) dają lepsze odbicie i umożliwiają wydłużenie zakresu pomiarowego.
 Spokojna powierzchnia cieczy dale lepsze odbicie niż powierzchnia wzburzona. Zakres pomiaru przy wzburzonej powierzchni może się zmniejszyć.
 Powierzchnia piany i cząstki stałe w atmosferze zbiornika są również czynnikami, które mogą wpływać na jakość pomiaru.
 Pokrywanie sond / zanieczyszczenia mogą zmniejszać zakres pomiaru.
 Rosemount - model 3300 Miernik Rosemount model 3302 jest idealnym rozwiązaniem dla pomiaru poziomu granicy faz oleju i wody lub innych cieczy o znacznej różnicy stałych dielektrycznych . Można również mierzyć granicę faz używając miernika model 3301 w warnikach/ walczakach, gdy sonda jest całkowicie zanurzona w cieczy.
 BRIDLE_INTERFACE
 Rys. 2-6. Sonda całkowicie zanurzona
 Sztywne sondy dwuprzewodowe, elastyczne sondy dwuprzewodowe i sondy koncentryczne mogą być stosowane przy pomiarze granicy faz. Jednakże najbardziej zalecaną jest sonda koncentryczna. Przy pomiarze granicy faz przetwornik wykorzystuje falę szczątkową z pierwszego odbicia. Część fali, która nie uległa odbiciu od górnej warstwy produktu przechodzi niżej aż do odbicia się od powierzchni dolnego produktu. Szybkość tej fali zależy istotnie od wartości stałej dielektrycznej górnego produktu. Przy pomiarze granicy faz muszą być spełnione poniższe kryteria: •
 Stała dielektryczna górnego produktu musi być znana. Oprogramowanie Radar Configuration Tools posiada wbudowany kalkulator stałej dielektrycznej pomocny przy określaniu tej wartości dla górnego produktu (patrz"Dielektryki" na stronie 4-21).
 Stała dielektryczna górnego produktu musi być mniejsza od stałej dielektrycznej dolnego produktu ze względu na konieczność uzyskania wyraźnego odbicia.
 Różnica pomiędzy stałymi dielektrycznymi tych dwu produktów musi być większa od 10.
 Maksymalna wartość stałej dielektrycznej górnego produktu wynosi 10 dla zastosowania sondy koncentrycznej i 5 dla sond 2-przewodowych.
 Grubość warstwy górnego produktu musi być większa niż 0,2 m dla elastycznej sondy dwuprzewodowej i 0,1 m dla sztywnej sondy dwuprzewodowej oraz sond koncentrycznych w celu rozróżnienia ech obydwu cieczy.
 Maksymalna dopuszczalna grubość warstwy górnego produktu / zakresu pomiarowego jest w pierwszym rzędzie określona przez stałe dielektryczne obydwu cieczy. W spotykanych aplikacjach występują granice faz pomiędzy olejem/cieczą olejopodobną i wodą/cieczą wodopodobną. Dla takich przypadków stała dielektryczna górnego produktu jest niska (<3) a stała dielektryczna dolnego produktu wysoka (>20).
 Maksymalny zakres pomiarowy jest tu ograniczony jedynie długością sond: koncentrycznej i sztywnej dwuprzewodowej. Przy stosowaniu elastycznej sondy dwuprzewodowej zmniejszenie maksymalnego zakresu pomiarowego (20 m) może być określone z rys. 2-7 na stronie 2-10.
 Rys. 2-7. Zmniejszenie maksymalnego zakresu pomiarowego dla elastycznej sondy dwuprzewodowej
 INTERFACE_REDUCTION_SCALE
 Jednakże charakterystyki zależą od rodzaju aplikacji. Przy określaniu charakterystyk dla innych kombinacji produktów skonsultuj się z producentem.
 Zmniejszenie Maksymalnego zakresu pomiarowego dla różnych stałych dielektrycznych górnych produktów. Elastyczna sonda dwuprzewodowa (stopa/m) 3.5 3 2
 Maksymalna gruboœæ warstwy górnego produktu (stopa/m)
 Warstwy emulsji Czasami pojawia się warstwa emulsji ( mieszanina produktów) pomiędzy dwoma produktami, która zależnie od ich charakterystyki, będzie miała wpływ na pomiary granicy faz. Należy skonsultować się z producentem w celu uzyskania porady w przypadku, gdy może pojawić się emulsja podczas pomiaru.
 CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA Grzałki, mieszadła
 Elementy w zbiorniku mają stosunkowo mały wpływ na pomiar dokonywany radarowym miernikiem Rosemount 3300 gdyż impuls rozprzestrzenia się wzdłuż sondy. Należy unikać fizycznego kontaktu sond z mieszadłami oraz aplikacji z silnymi zawirowaniami cieczy przy nieumocowanej do dna sondzie. Jeśli sonda może poruszać się w odległości 30 cm od wewnętrznego elementu takiego jak mieszadło, to należy przymocować sondę do dna zbiornika. W celu stabilizacji sondy w warunkach istnienia sił bocznych należy zawiesić obciążnik na końcu sondy (tylko dla sond elastycznych) lub przymocować sondę do dna zbiornika.
 Kształt zbiornika nie ma wpływu na pracę radarowego miernika falowodowego. Ze względu na to, że sygnał radarowy przemieszcza się wzdłuż przewodu sondy kształt, dna zbiornika nie ma rzeczywistego wpływu na pomiar. Przetwornik równie dobrze pracuje w zbiornikach z dnem płaskim jak i wypukłym.
 Montaż Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . strona 3-1 Procedura montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-3 Zanim rozpocznie się montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-4 Wskazówki montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-6 Zalecany sposób montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-10 Montaż elementów mechanicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-11 Montaż elektryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-16 Urządzenia opcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-20
 Procedury i instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnej ostrożności przez osoby je wykonujące. Informacje o czynnościach i sytuacjach stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo oznaczone są symbolem ostrzegawczym ( ). Przed przystąpieniem do wykonywania czynności oznaczonych tym symbolem należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami . OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie: Należy upewnić się, że robocze otoczenie przetwornika jest zgodne ze stosownymi wymaganiami zawartymi w otrzymanych certyfikatach dla stref zagrożonych wybuchem. Przed podłączeniem komunikatora HART w środowisku zagrożonym wybuchem należy upewnić się że wszystkie urządzenia pracujące w pętli są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przyłączonego do zasilania w środowisku zagrożonym wybuchem.
 OSTRZEŻENIE Nie przestrzeganie zaleceń bezpiecznego montażu i użytkowania może spowodować śmierć lub ciężkie zranienie: Należy upewnić się że przetwornik jest montowany przez przeszkolony personel. Należy używać urządzeń w sposób przedstawiony w tej instrukcji. W przeciwnym przypadku można doprowadzić do zniszczenia ochrony w pracy przetwornika. Nie należy wykonywać innych działań niż przedstawione w tej instrukcji chyba, że użytkownik został w tym celu przeszkolony.
 Rosemount - model 3300 OSTRZEŻENIE
 Wysokie napięcie, które może istnieć na końcówkach przewodów może spowodować porażenie elektryczne. Należy zachować maksymalna ostrożność przy łączeniu przewodów i zacisków. Należy upewnić się , czy zasilanie przetwornika 3300 jest wyłączone oraz czy przewody jakiegokolwiek zewnętrznego zasilania są odłączone podczas uruchamiania przetwornika.
 Rosemount - model 3300 Należy zachować poniższą kolejność czynności, aby montaż odbył się w sposób prawidłowy:
 Zapoznaj się ze wskazówkamimonta żowymi (strona 3-6)
 Sprawdź styki wyjścia alarmu 4-20 mA (strona 3-4)
 Zmontuj elementy mechaniczne miernika (strona 3-11)
 Podłącz przewody do przetwornika (strona 3-15)
 Sprawdź prawidłowość dokręcenia pokryw, przewodów i zacisków
 Podłącz zasilanie przetwornika
 Skonfiguruj przetwornik (strona 4-1)
 Sprawdź poprawność pomiarów
 Ustaw Przełącznik Ochrony Zapisu
 UWAGA! Należy odłączyć zasilanie przetwornika przed ustawianiem Ochrony Zapisu.
 Rosemount - model 3300 ZANIM ROZPOCZNIE SIĘ MONTAŻ Przełączniki Alarmu i Ochrony Zapisu
 Płytki elektroniki są czułe elektrostatycznie.Nieprzestrzeganie zaleceń właściwej pracy z tak wrażliwymi elementami może spowodować uszkodzenie elementów elektroniki. Nie należy usuwać płytek elektroniki z przetwornika radaru Rosemount 3300. UWAGA Aby zapewnić długotrwałą prace Twojego radaru ispełniać lokalne wymagania dotyczące pracy w obszarach zagrożonych wybuchem należy dokręcać z obu stron obudowy elektroniki.
 Tabela 3-1. Ustawienia przełączników przetwornika radarowego 3300 Blok przełączn ików
 Pozycje ustawień
 Wyjście alarmu 4–20 mA
 Zabezpiedzenie Ochrony Zapisu
 ON = włączone, OFF = wyłączone
 Tabela 3-2. Wyjście analogowe: Standardowe wartości alarmu / wartości nasycenia Poziom
 Wartości nasycenia 4–20 mA
 Wartości alarmu 4–20 mA
 21.75 mA
 Tabela 3-3. Wyjście analogowe: Wartości alarmu zgodne z normami NAMUR / wartości nasycenia Poziom
 Przetwornik stale monitoruje swoją pracę. Ten automatyczny program diagnostyczny stanowi serię ciągle powtarzanych testów. Jeżeli program wykryje niesprawności w działaniu przetwornika to analogowy sygnał wyjściowy 4-20 mA zostanie ustawiony na poziomie alarmowym niskim lub wysokim zależnie od położenia przełącznika alarmu. Ochrona zapisu zabezpiecza przed nielegalnym dostępem do danych konfiguracyjnych poprzez program Rosemount Configuration Tool (RCT), komunikator HART 275 lub program AMS
 Rys. 3-1. Przełączniki Alarmu i Ochrony zapisu
 Wyjście alarmu t
 SWITCH WRP ALARM
 W celu ustawienia przełączników Alarmu i Ochrony Zapisu należy postępować w poniższy sposób: 1. Odkręć pokrywę po stronie obwodu (patrz główna tabliczka). 2. W celu przestawienia sygnału wyjściowego alarmu w położenie "Niski" (LOW) przesuń przełącznik w położenie LOW. "HIGH" ( Wysoki) jest położeniem domyślnym ustawianym w fabryce (patrz rys.3-1.) 3. W celu uaktywnienia Ochrony zapisu przesuń przełącznik Write Protect w położenie "ON". Położenie "OFF" jest położeniem domyślnym ustawianym w fabryce. (patrz rys.3-1.) 4. Załóż z powrotem pokrywę obudowy i dokręć ją.
 Przed rozpoczęciem montażu radarowegoprzetwornika Rosemount 3300 należy upewnić się czy znane są szczególne wymagania dot. montażu, charakterystyka zbiornika i dane procesowe.
 Przetwornik model 3300 posiada gwintowe przyłącze procesowe w celu umożliwienia łatwego montażu w górnej pokrywie zbiornika. Możliwy jestrównież montaż na wypuście rurowym z użyciem różnych kołnierzy. Przyłącze gwintowe
 Rys. 3-2. Montaż na górnej pokrywiezbiornika z użyciem przyłącza gwintowego
 MOUNT THREADED ROOF
 Montaż na dachu zbiornika
 MOUNT THREADED PIPE
 Montaż na króćcu gwintowanym.
 Rosemount - model 3300 Przyłącze kołnierzowe na króćcach
 Rys. 3-3. Montaż na króćcach
 NOZZLE MOUNT V3
 D1= średnica minimalna
 D2= średnica minimalna z ustawianiem górnej strefy martwej
 Przetwornik może być montowany w rurach wypustowych z użyciem odpowiedniego kołnierza. Zaleca się, aby wielkość rury zawierała się w granicach wymiarów podanych w Tabeli 3-4.W przypadku małych średnic rur może okazać się koniecznym zwiększenie Górnej Strefy Martwej (UNZ)w celu zmniejszenia zakresu pomiaru w górnej części zbiornika. Poprzez ustawienie wartości Górnej Strefy (UNZ) równej wysokości wypustu wpływ ech zakłócających pomiar od strony wypustu będzie zmniejszony do minimum. Patrz również rozdział "Problemy pomiaru w górnej części zbiornika" strona 6-12. W takim przypadku można również wykorzystać nastawy amplitudy progowe. UWAGA Sonda nie może stykać się z króćcem z wyjątkiem przypadku stosowania sondy koncentrycznej. Tabela 3-4. Minimalna średnica wypustu i maksymalna wysokość wypustu (cal/ mm)
 H(5) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 > średnica sondy
 2(50) 1.5(38)(4)
 4(100) + D(6)
 Górna strefa martwa = 0 Górna strefa martwa > 0 Przyłącze procesowe : 1,5 cala Przyłącze procesowe : 1 cal Zalecana maksymalna wysokość króćca. Dla sond koncentrycznych nie ma ograniczeń wysokości króćca. Średnica króćca
 Rosemount - model 3300 Montaż w rurach wewnętrznych i obocznych Rys. 3-4. Montaż w rurach wewnętrznych.
 STILL_PIPE MOUNT_RTL/STILL_PIPE
 Sztywna pojedyncza Sztywna 2-przewodowa
 Sztywna sonda dwuprzewodowa. Średnica rury Ø≥2 cale (50 mm). Średnica wlotu do rury N<Ø. L≥12 cali (300 mm). Środkowy pręt sondy należy umieścić w odległośi o najniej 0.6 cala/15 mm od ściany rury. Sztywna sonda pojedyncza. Średnica rury Ø≥1 cala (25 mm). Średnica wlotu do rury N<Ø. L≥12 cali (300 mm).
 Elastyczna pojedyncza Elastyczna 2-przewodowa
 Należy upewnić się, czy sonda znajduje się w osi rury. Uwaga! Nie zaleca się montowania sond elastycznych w rurach wewnętrznych.
 STILL_PIPE MOUNT_FTL/STILL_PIPE
 Elastyczna sonda dwuprzewodowa. Średnica sondy Ø≥3 cale(75 mm). Środkowy przewód sondy należy umieścić w odległości co najmniej 15 mm od ściany rury. Sonda nie może dostykać ścian rury. Elastyczna sonda pojedyncza. Średnica rury Ø≥3 cale (75 mm). Należy upewnić się czy sonda znajduje się w osi rury. Ř
 STILL PIPE MOUNT CL
 Sonda koncentryczna. Średnica rury Ø≥1.5 cala (38 mm).
 Wolna Przestrzeń Wokół Sondy
 Rosemount - model 3300 Aby zachować łatwy dostęp do przetwornika należy upewnić się czy zachowano wokół niego niezbędną do obsługi przestrzeń. W celu zapewnienia najlepszego działania przetwornik nie może być montowany zbyt blisko ściany zbiornika lub innych elementów w jego wnętrzu. W przypadku zamontowania sondy zbyt blisko ściany zbiornika, wypustu lub innych przeszkód może pojawić się szum w sygnale pomiaru poziomu. Aby temu zapobiec należy zachować podczas montażu podane w poniższej tabeli minimalne odstępy - prześwity:
 Rys. 3-5. Wymagania dostępu
 Tabela 3-5. Zalecane wolne odstępy sondy od ściany zbiornika Koncentryczne
 Rosemount - model 3300 Zalecany sposób montażu
 Przed rozpoczęciem montażu przetwornika należy skrupulatnie sprawdzić uwarunkowania zbiornika. Przetwornik powinien być zamontowany w sposób minimalizujący wpływ zakłóceń od elementów zbiornika. W przypadku obecności turbulencji medium sonda powinna być umocowana do dna zbiornika (patrz "Montaż elementów mechanicznych" na stronie 3-11).
 Rys. 3-6. Sposób montażu
 3300 MOUNTING POSITION
 Podczas montażu przetwornika należy przestrzegać poniższych zaleceń:
 Nie wolno instalować miernika w pobliżu rur wlotowych
 Unikać montażu w pobliżu mieszadeł. Jeżeli sonda może poruszać się w odległości 30 cm od mieszadła zaleca się umocowanie sondy.
 Jeżeli sonda może kołysać się pod wpływem turbulencji medium w zbiorniku należy przymocować sondę do dna zbiornika.
 Unikać montażu sondy w pobliżu grzałek lub wężownic.
 Należy sprawdzić czy wypust montażowy nie jest wpuszczony do wnętrza zbiornika.
 Należy sprawdzić czy sonda nie styka się z wypustem lub innym elementem wewnętrznym zbiornika.
 Należy tak umocować sondę, aby jak najmniej podlegała naprężeniom od oddziaływań bocznych.
 Rosemount - model 3300 Zamontuj przetwornik przy pomocy kołnierza na rurze wypustowej znajdującej się na wierzchu zbiornika. Przetwornik można również zamocować poprzez przyłącze gwintowe. Montaż może być wykonywany jedynie przez przeszkolony personel. UWAGA Jeśli istnieje potrzeba odłączenia głowicy przetwornika od sondy należy upewnić się czy uszczelnienie procesowe jest zabezpieczone przed pyłem i wodą. Patrz Rozdział 6: Obsługa i określanie niesprawności w celu dokładniejszych danych.
 Rys. 3-7. Połaczenie kołnierzowe ze zbiornikiem. 1. Umieść uszczelkę na górnej powierzchni kołnierza zbiornika.
 2. Opuść przetwornik i sondę z kołnierzem na zbiornik.
 TRANSMITTER MOUNT FLANGE
 3. Dokręć śruby. Kołnierz Śruba/ nakrętka
 Sonda Uszczelka Kołnierz zbiornika
 4. Lekko poluźnij nakrętkę łączącą obudowę przetwornika z sondą. 5. Obróć obudowę przetwornika tak, aby wejścia kablowe / czoło wyświetlacza znalazły się w wymaganym kierunku. 6. Dokręć nakrętkę.
 Rys. 3-8. Połączenie gwintowe ze zbiornikiem. 1. Przy króćcach z gwintem typu BSP/G należy umieścić uszczelkę na górnej powierzchni kołnierza zbiornika. 2. Opuść przetwornik i sondę na zbiornik. TRANSMITTER MOUNT THREAD
 Nakrętka Króciec łącznikowy Sonda
 3. Wkręć króciec łącznikowy sondy do przyłącza procesowego zbiornika. 4. Lekko poluźnij nakrętkę łączącą obudowę przetwornika z sondą.
 Uszczelka (dla gwintów BSP (G))
 5. Obróć obudowę przetwornika tak, aby wejścia kablowe / czoło wyświetlacza znalazły się w wymaganym kierunku. 6. Dokręć nakrętkę
 Rosemount - model 3300 Skracanie sondy
 Elastyczna sonda dwuprzewodowa 1. Zaznacz wymaganą długość sondy. Dodaj co najmniej 40 mm do wymaganej długości sondy jako element wpuszczony do obciążnika. 2. Poluźnij wkręty na obciążniku.
 Minimum: 40 mm
 flex twin short3
 3. Przesuń obciążnik do góry, aby wykonać cięcie na wymaganej długości. 4. Utnij sondę. W razie potrzeby usuń rozpórkę, aby zmieścić obciążnik. 5. Opuść obciążnik do wymaganej długości.
 Cięcie Wkręty Allena
 6. Dokręć wkręty. 7. Dostosuj konfigurację przetwornika do nowej długości sondy, patrz rozdział "Długość sondy" na stronie 4-9. Jeśli obciążnik został zdjęty przy obcinaniu, należy sprawdzić, aby co najmniej 40 mm kabla zostało włożone przy wkładaniu obciążnika.
 Sztywna sonda dwuprzewodowa 1. Poluźnij śrubę i usuń końcówkę sondy. 2. Utnij pręty do wymaganej długości. Upewnij się czy cienki pręt jest o 15 mm krótszy od drugiego pręta sondy i czy obydwa pasują do końcówki sondy.
 RIGID TWIN SHORT1
 3. Umieść ponownie końcówkę na sondzie i dokręć śrubę.
 4. Dostosuj konfigurację przetwornika do nowej długości sondy, patrz rozdział "Długość sondy" - strona 4-9.
 Rosemount - model 3300 Sonda koncentryczna 1. Przyciąć rurę do wymaganej długości.
 COAXIAL_CUT
 2. Przyciąć pręt znajdujący się wewnątrz rury.
 3. Dostosować konfigurację przetwornika do nowej długości sondy. • Rury dłuższe niż 1250 mm mogą być skracane o odcinek nie większy niż 600 mm.
 COAXIAL SHORT1
 L>1250 mm
 Maksymalne skrócenie 600 mm
 Minimalna długość 400 mm
 • Rury krótsze niż 1250 mm można skracać tak, aby pozostawiony odcinek sondy nie był krótszy niż 400 mm
 COAXIAL SHORT2
 L≤ 1250 mm
 PROBEANCHOR RING FLEXIBLE TWIN
 W zbiornikami z silnymi zawirowaniami cieczy należy rozważyć umocowanie sondy w przestrzeni zbiornika. Zależnie od typu sondy proponuje się różne metody prowadzenia sondy w kierunku dna zbiornika. Rozważa się je w przypadku potrzeby uchronienia sondy zarówno od uderzenia w ścianę zbiornika lub innych elementów wewnątrz zbiornika jak też ochrony przed pęknięciem. Sonda elastyczna dwu/jednoprzewodowa z obciążnikiem i pierścieniem
 Obciążnik z gwintem wew. M8x14 Pierścień
 Pierścień (dostarczany przez użytkownika) może być połączony z obciążnikiem poprzez gwintowanyotwór (M8x14) w spodzie obciążnika.Pierścień można zahaczyć o odpowiedni punkt kotwiący.
 PROBEANCHOR MAGNET FLEXIBLE
 Sonda elastyczna dwu/jednoprzewodowa z obciążnikiem i magnesem.
 Magnes (dostarczany przez klienta) może być zamocowany w gwintowanym otworze (M8x14) na spodzie obciążnika. Sonda może być mocowana przez umieszczenie odpowiedniej płytki metalowej pod magnesem .
 Sonda koncentryczna mocowana do ścianki zbiornika.
 Sonda koncentryczna może być prowadzona wzdłuż ścianki zbiornika poprzez odpowiednie uchwyty mocowane do ścianki. Uchwyty zapewnia użytkownik.Należy upewnić się, czy sonda ma możliwość swobodnego ruchu spowodowanego rozszerzalnością cieplną bez zacinania się w uchwycie.
 PROBE SUPPORT2 COAX
 Sonda koncentryczna. Sonda koncentryczna może być prowadzona w rurze przyspawanej do dna zbiornika.Rury dostarcza użytkownik. Należy upewnić się, czy sonda może swobodnie poruszać się w celu kompensacji wydłużenia wskutek rozszerzalności cieplnej . Sączek
 PROBEANCHOR RIGID TWIN
 Sztywna sonda dwuprzewodowa. Sztywna sonda dwuprzewodowa może być prowadzona wewnątrz zbiornika przy pomocy uchwytu dolnego końca zewnętrznego przewodu. Końcówka sondy musi być dokładnie ustawiana poprzez obcinanie środkowego pręta. Długość pręta wystającego poza końcówkę będzie dodana do zakresu strefy martwej.
 Uchwyt jest dostarczany przez Użytkownika. Należy upewnić się, czy sonda nie jest blokowana w uchwycie i może poruszać się przy kompensowaniu długości wskutek rozszerzalności cieplnej.
 PROBEANCHOR FLEXIBLE SINGLE
 Sonda elastyczna jednoprzewodowa. Przewód sondy może być jednocześnie używany do jej mocowania. Przeciągnij przewód sondy przez odpowiedni punkt kotwiący n.p. przyspawane ucho i zamocuj przy pomocy dwu zacisków. Długość utworzonej pętli będzie dodana do zakresu strefy martwej. Umiejscowienie zacisków będzie określało początek strefy martwej. Patrz rozdział "Strefy Martwe" str.2-7Po dalsze informacje o Strefach Martwych.
 MONTAŻ ELEKTRYCZNY Wejścia kablowe/dławiki
 Obudowa elektroniki posiada dwa wejścia kablowe z gwintem 1/2 -14 NPT. Opcjonalnie dostępne są również adaptery M20x1.5 i PG13.5. Połączenia wykonywane są zgodnie z krajowymi lub zakładowymi oznaczeniami. Upewnij się, czy nieużywane przepusty kablowe są właściwie zabezpieczone przed przedostawaniem się wilgoci lub innego zanieczyszczenia do wnętrza komory z zaciskami w obudowie elektroniki. UWAGA! Stosuj załączoną metalową zatyczkę do uszczelnienia nieużywanego przepustu.
 Obudowa powinna być zawsze uziemiona zgodnie z państwowymi i lokalnymi oznaczeniami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do zniszczenia ochrony w pracyprzetwornika. Najskuteczniejszym sposobem uziemienia jest bezpośrednie przyłączenie zwarcia doziemnego z minimalną impedancją. W przetworniku zamontowane są dwa wkręty umożliwiające uziemienie. Jeden z nich znajduje się wewnątrz obudowy w części oznaczonej "Field Terminals" a drugi na wierzchu obudowy. Wewnętrzny wkręt uziemiający jest oznaczony symbolem uziemienia: . UWAGA! Uziemienie przetwornika poprzez gwintowany dławik może niezapewnić odpowiedniego uziemienia.
 Należy stosować skrętki przewodów ekranowanych do przetwornika Rosemount 3300 w celu spełnienia wymagań EMC. Przewody muszą być dobrane odpowiednio do napięcia zasilania i dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem jeśli będą tam stosowane. Wg zaleceń amerykańskich w pobliżu zbiorników należy używać przewodów w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przy stosowaniu przetwornika z certyfikatem niepalności ATEX należy używać odpowiednich przewodów z uszczelnieniem lub dławików kablowych ognioodpornych (EEx d) zależnie od lokalnych wymagań. W celu minimalizowania spadku napięcia zalecane jest stosowanie kabli z typoszeregu średnic 18 AWG do 12 AWG
 W przypadku montażu przetwornika 3300 w obszarze zagrożonym wybuchem należy przestrzegać obowiązujących wymagań i przepisów.
 Maksymalna rezystancja pętli zasilania
 Zaciski w obudowie przetwornika służą przyłączeniom kabli sygnałowym. Przetwornik 3300 jest zasilany w pętli prądowej i działa z układami zasilającymi w zakresie od 11 do 42 VDC. Przy stosowaniu wykonania iskrobezpiecznego napięciezasilania musi znajdować się w zakresie 11 do 30 VDC. Wykonanie przeciwwybuchowe/ognioodporne wymaga napięcia zasilania w zakresie 16 do 42 VDC. Maksymalna rezystancja pętli zasilania może być wyznaczona z poniższych wykresów:
 UWAGA Przedstawiony wykres ważny jest jedynie gdy rezystancja obciążenia HART znajduje się po stronie +, w innym przypadku max rezystancja obciążenia ograniczona jest do 300 Ohm. MAX_LOAD_EX
 Rys. 3-9. Instalacje przeciwwybuchowe/ ognioodporne
 MAX_LOAD_NON_INTIRNSIC
 Rys. 3-10. Instalacje w strefach bezpiecznych
 MAX_LOAD_INTIRNSIC
 Rys. 3-11. Instalacje iskrobezpieczne
 Rosemount - model 3300 Podłączanie przetwornika
 Przetwornik 3300 jest zasilany dwuprzewodowo z pętli prądowej. Wymaga zasilacza o napięciu w zakresie 11 do 42VDC. Na sygnał prądowy 4-20 mA nałożony jest sygnał częstotliwościowy HART. W celu przyłączenia przetwornika należy: 1. Upewnić się czy przetwornik nie jest podłączony do zasilania. 2. Zdejmij pokrywę obudowy przetwornika od strony zacisków (patrz naklejka na obudowie). 3. Wprowadź kabel przez przepust i dławik. 4. Podłącz przewody zgodnie rys. 3-12 w przypadku pracy w obszarze bezpiecznym oraz zgodnie z rys. 3-13 w przypadku zachowania warunku iskrobezpieczeństwa. 5. Załóż ponownie pokrywę, dokręć dławik i podłącz zasilanie.
 Wyjście w strefie nieiskrobezpiecznej
 Przy instalacjach w strefach nieiskrobezpiecznych należy podłączyć przetwornik zgodnie ze schematem na rys. 3-12. UWAGA! Upewnij się czy zasilanie jest wyłączone podczas przyłączania przetwornika.
 Rys.3-12. Schemat podłączenia przetwornika dla pracy w strefie bezpiecznej. Rezystancja obciążenia= 250 Ω
 Przetwornik radarowy 3300
 Zasilacz Vmin - 42 VDC
 WIRING NON IS
 Prawidłowa praca z komunikatorem HART 275 wymagaminimalnej rezystancji pętli równej 250 Ohm. Dla określenia maksymalnej rezystancji pętli w przypadku instalacji przeciwwybuchowej/ ognioodpornej patrz Rys. 3-9, natomiast dla instalacji w strefie niezagrożonej wybuchem - patrz schemat na rys.3-10. Wartości minimalnego napięcia zasilania Vmin VDC przy maksymalnej wartości zakresu 42 VDC podane są poniżej: 11 V
 Certyfikat pracy w strefie bezpiecznej
 Certyfikat przeciwwybuchowości / ognioodporności
 Dla aplikacji przeciwwybuchowych / ognioodpornych rezystancja pomiędzy ujemnym zaciskiem przetwornika a zasilaczem nie może przekraczać wartości 300 Ohm. 3-18
 Rosemount - model 3300 W przypadku instalacji z wyjściem iskrobezpiecznym podłącz przetwornik zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 3-13. UWAGA! Sprawdź czy wszystkie urządzenia znajdujące się w pętli regulacyjnej są podłączone zgodnie z zasadami wymaganymi dla polowych podłączeń iskrobezpiecznych.
 Rys. 3-13. Schemat połączeń dla warunków instalacji iskrobezpiecznych Certyfikowana bariera IS
 Przetwornik radarowy 3300 RL=250 Ω
 Zasilacz 11 - 30 VDC
 Modem HART PC
 Prawidłowa praca z komunikatorem HART 275 wymaga minimalnej rezystancji obciążenia pętli równej 250 Ohm. Dla określenia maksymalnej rezystancji pętli patrz Rys.3-11. Wymagane jest napięcie zasilania w zakresie 11 do 30 V. Parametry dla warunków IS (iskrobezpieczeństwa): Ui=30 V. Ii=130 mA. Pi=1 W. Ci=0. Li=0.
 Rosemount - model 3300 URZĄDZENIA OPCJONALNE Tri-Loop
 Przetwornik radarowy 3300 generuje sygnał wyjściowy HART z czterema zmiennymi procesowymi. Stosując moduł HART TRI-Loop 333 można uzyskać dodatkowo do trzech wyjściowych sygnałów analogowych.
 Rys. 3-14. Schemat połączenia modułu HART Tri-Loop
 Ch. 3 Ch. 2 Ch. 1 Wejście impulsowe do Tri-Loop
 RL ≥ 250 Ω Polecenie HART Impulsu 3/ wyjście analogowe Bariera iskrobezpieczeństwa
 Każdy kanał modułu TRI-Loop jest zasilany ze sterowni Kanał 1 musi być zasilany dla Tri-Loop
 Device recieves power from Control Room
 WIRING TRILOOP
 Montowany na szynie DIN moduł HART Tri-Loop
 Kanały 1, 2 i 3 należy tak skonfigurować, aby zachować jednostki oraz Górne Wartości Graniczne jak i Dolne Wartości Graniczne dla zastosowanej drugorzędnej, trzeciorzędnej iczwartorzędnej zmiennej ( ustawienie zmiennych jest skonfigurowane w przetworniku 3300). Możliwe jest również uruchomienie lub wyłączenie kanału z tego menu. Patrz rozdział "Funkcje specjalne" na str. 4-24 zawierający szczegółowe informacje o instalowaniu modułu Tri-Loop.
 Praca większej ilości przetworników
 Rosemount - model 3300 Przetwornik 3300 może być używany w układzie wielogałęziowym (multidrop). W takim układzie każdyprzetwornik posiada swój indywidualny adres HART.
 Rys. 3-15. Połączenie wielogałęziowe (multidrop)
 Adres odpytywania urządzenia w sieci można zmieniać używając komunikatora HART 275 lub stosując oprogramowanie RCT (Rosemount Configuration Tool). Do zmiany adresu urządzenia przy pomocy komunikatora należy wybrać komendy komunikatora HART [1,4,5,2,1]. Postępowanie w celu dokonania zmiany przy pomocy oprogramowania RCT jest następujące:
 RCT_DEVICECOMMANDS_POLLADDRESS.TIF
 1. Wybierz z paska Poleceń opcje View>Device Commands lub kliknij ikonę Device Commands z pola "Project Bar Advanced”.
 2. Otwórz folder Details. 3. Wybierz opcję Set Poll Address. 4. Ustaw wymagany adres.
 Rozruch Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . strona 4-1 Parametry konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-2 Konfiguracja z użyciem komunikatora HART 275 . . . . . . strona 4-7 Konfiguracja z użyciem oprogramowania RCT . . . . . . . . strona 4-14 Funkcje specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-24
 Procedury i instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnej ostrożności przez osoby je wykonujące. Informacje o czynnościach i sytuacjach stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo oznaczone są symbolem ostrzegawczym ( ). Przed przystąpieniem do wykonywania czynności oznaczonych tym symbolem należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie: Należy sprawdzić, czy robocze otoczenie przetwornika jest zgodne ze stosownymi ustaleniami certyfikatów lokalnych dla stref zagrożonych wybuchem. Przed podłączeniem komunikatora HART w środowisku zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że wszystkie urządzenia pracujące w pętli są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przyłączonego do zasilania w środowisku zagrożonym wybuchem.
 Rosemount - model 3300 PARAMETRY KONFIGURACJI
 Przetwornik Rosemount model 3301 może być konfigurowany do dokonywania pomiarów poziomu i objętości. Przetwornik Rosemount model 3302 przeznaczony jest do pomiaru poziomu granicy faz i również odległości granicy faz. Przetwornik 3300 może być wstępnie zaprogramowany fabrycznie zgodnie z danymi zamówieniowymi zgłoszonymi w Arkuszu Danych Konfiguracyjnych.
 Podstawowa konfiguracja przetwornika zawiera ustawienie parametrów geometrycznych zbiornika. Przy pomiarach poziomu granicy faz należy również wprowadzić wartości stałej dielektrycznej dla górnego medium. W przypadku aplikacji z obecnością ciężkich oparów w zbiorniku wymagane jest wprowadzenie wartości stałej dielektrycznej dla oparów.
 Rys. 4-1. Geometria zbiornika
 Górny punkt odniesienia Górna martwa strefa 20mA
 Wysokość odniesienia sondy
 Poziom granicy faz 4mA
 Dolny punkt odniesienia
 Rys. 4-2. Górny punkt odniesienia
 Przy stosowaniu różnych przyłączy procesowych zbiornika Górny Punkt Odniesienia znajduje się po dolnej stronie gwintowanego adaptera lub na dolnej stronie kołnierza przetwornika leżącego na kołnierzu zbiornika. Przedstawiono to na rys. 4-2:
 3300_UPPERREFERENCE
 Rosemount - model 3300 Wysokość Odniesienia Sondy Wysokość Odniesienia Sondy jest odległością pomiędzy Górnym Punktem Odniesienia a dnem zbiornika. Przetwornik mierzy odległość do powierzchni produktu i odejmuje tą wartość od Wysokości Odniesienia Sondy w celu określenia poziomu. Długość Sondy Długość sondy jest odległością pomiędzy Górnym Punktem Odniesienia a końcem sondy. Jeżeli na końcówce sondy znajduje się obciążnik nie powinien być wliczany do długości sondy. Ten parametr jest wstępnie konfigurowany fabrycznie. W przypadkuskrócenia pierwotnej długości sondy należy zmienić ten parametr w przetworniku. Typ Sondy Przetwornik jest zaprojektowany tak aby dokonywać pomiaru z każdym typem sondy. Parametr ten jest wstępnie konfigurowany fabrycznie. Wartość parametru należy zmienić przy zmianie typu sondy. Sondy sztywne i elastyczne wymagają różnej elektroniki części radarowej, która montowana jest w innej głowicy przetwornika. Stała Dielektryczna Górnego Produktu Przy pomiarze poziomu granicy faz stała dielektryczna górnego produktu jestistotnym parametrem określającym dokładność pomiaru. Patrz -rozdział "Granica faz" na stronie 2-9 zawierający szersze informacje o stałych dielektrycznych. Jeżeli wartość stałej dielektrycznej dolnego produktu jest znacznie mniejsza od stałej dielektrycznej dla wody może okazać się potrzebne wykonanie specjalnych ustawień. Patrz - rozdział "Pomiary Granicy Faz przy Półprzezroczystym Dolnym Produkcie" na stronie 6-5 zawierający szersze informacje. Przy pomiarach poziomu parametr Stałej Dielektrycznej Górnego Produktu odpowiada aktualnej stałej dielektrycznej produktu w zbiorniku. W warunkach normalnych ten parametr nie wymaga zmiany nawet gdy aktualna stała dielektryczna produktu różni się od wartości parametrycznej Stałej Dielektrycznej Górnego Produktu. Jednakże dla pewnych produktów jakość pomiaru może być polepszana przez wstawienie właściwej wartości stałej dielektrycznej produktu. Stała Dielektryczna Oparów W niektórych aplikacjach nad powierzchnią produktu w zbiorniku znajdują się ciężkie opary wpływające na pomiar poziom. W takim przypadku można wprowadzić wartość stałej dielektrycznej oparów dla skompensowania ich wpływu na pomiar. Wartość domyślna tego parametru jest równa 1 co odpowiada wartości stałej dielektrycznej dla próżni. W warunkach normalnych ta wartość nie musi być zmieniana ponieważ wpływ ten na jakość pomiaru jest bardzo mały dla większości oparów.
 Górna Martwa Strefa Ten parametr powinien być zmieniany jedynie w przypadku problemów zpomiarem w górnej części zbiornika. Problemy tego typu mogą pojawić sięgdy w zbiorniku istnieją w pobliżu sondy elementy zakłócające.Przez ustawienie Górnej Martwej Strefy zmniejsza się zakres pomiaru. Patrz: Rozdział 6 : Problemy w Górnej części zbiornika zawierający szersze informacje. Punkt 4 mA Wartość punktu pomiaru odpowiadająca 4 mA powinna być ustawiona powyżej wartości Dolnej Martwej Strefy (Patrz Rozdział 2: Strefy Martwe).Jeżeli ustawiona wartość punktu 4 mA odpowiada wartości w Strefie Martwej lub poniżej końca sondy to nie wykorzystuje się pełnego zakresu wyjścia analogowego. Punkt 20 mA Należy upewnić się czy wartośc punktu 20 mA znajduje się poniżej wartości Górnej Strefy Martwej. Wartość punktu 20mA powinna być ustawiona poniżej wartości Górnej StrefyMartwej (patrz rozdział "Strefy Martwe" str. 2-7). Jeżeli ustawiona wartość punktu 20 mA odpowiada wartości w Strefie Martwej to nie wykorzystuje się pełnego zakresu wyjścia analogowego. Montaż sondy pod kątem Jeżeli przetwornik nie jest montowany pionowo należy wprowadzić do danych kąt odchylenia przetwornika od pionu.
 Konfiguracja pomiaru objętości
 Rosemount - model 3300 W celu wyliczenia objętości zbiornika można wybrać i przyjąć jeden z typowych kształtów zbiornika lub wybrać opcję przybliżenia kształtu metoda paskową. Należy wybrać opcję "None" jeżeli nie stosuje się wyliczania objętości. Typ zbiornika Możesz wybrać jedną z następujących opcji: •
 Strap table (tabela przybliżeń paskowych)
 Vertical Cylinder (Walec pionowy)
 Horizontal Cylinder (Walec poziomy)
 Vertical Bullet (Walczak pionowy)
 Horizontal Bullet (Walczak pionowy)
 Sphere (Zbiornik kulisty)
 Tabela przybliżeń paskowych Przybliżenie metodą paskową stosuje się jeżeli standardowy kształt zbiornika nie zapewnia wystarczającej dokładności pomiaru objętości. Należy przyjąć największą ilość punktów do paskowania w obszarach gdzie kształt zbiornika jest nieliniowy. Rys. 4-3. Punkty przybliżenia paskowego
 Przypuśćmy, że dno zbiornika ma taki kształt.
 Przybliżenie 6-punktowe dna zbiornika daje w rezultacie profilzależności "poziom / objętość" podobny do rzeczywistego dna zbiornika.
 Stosując przybliżenie w postaci tylko 3 punktów paskowania uzyskuje się w zależności "poziom / objętość" profil bardziej kanciasty niż rzeczywisty.
 Rosemount - model 3300 Typowe kształty zbiorników Rys. 4-4. Typowe kształty zbiorników
 Walec pionowy
 Zbiorniki w kształcie pionowego walca są charakteryzowane przy pomocy średnicy i wysokości.
 Walec poziomy Zbiorniki w formie poziomego walca są określane przy pomocy średnicy i wysokości.
 Walczak pionowy
 Zbiorniki w formie pionowego walczaka są określane przez średnicę i wysokość. Model obliczenia objętości dla tego typu zbiornika przyjmuje, że promień krzywizny dna jest równy połowie średnicy zbiornika.
 Walczak poziomy Średnica
 Walczaki poziome są charakteryzowane przez Średnicę i Wysokość. Model obliczenia objętości dla tego typu zbiornika przyjmuje, że promień krzywizny dna jest równy Średnica/2.
 Zbiorniki kuliste są charakteryzowane przez podanie średnicy.
 KONFIGURACJA Z UŻYCIEM KOMUNIKATORA HART 275
 Rosemount - model 3300 Niniejszy rozdział opisuje sposób konfigurowania przetwornika model 3300 z użyciem komunikatora HART 275. Załącznik A zawiera zwięzłą instrukcję użycia komunikatora HART. W celu zapoznania się ze wszystkimi możliwościami użycia komunikatora HART należy skorzystać z jego Instrukcji obsługi.
 Rys. 4-5. Komunikator HART 275.
 Klawisze specjalne (ruchu)
 Rosemount - model 3300 Rys. 4-6. Drzewo menu komunikatora HART
 1 Variable mapping 2 Level 3 Distance 4 Volume 5 Internal Temp 6 Interface Dist 7 Interface Level 8 Amplitude Peak 1 - Amplitude Peak 2 - Amplitude Peak 3 - Upper Prod Thickn
 2 Diag/Service
 1 Test Device 2 Loop Test 3 D/A Trim
 1 Tag 2 Transmitter Units 3 Reranging 4 Ref Wysokoœæ 5 Probe Length 6 Probe Type 7 Vapor Dielectric 8 Product Dielectric 9 Measurement Mode - Upper Null Zone - Probe Angle - Max Up Prod Tkn
 Online Menu 1 DEVICE SETUP 2 PV 3 AO 4 LRV 5 URV
 1 Variable re-map 2 PV is 3 SV is 4 TV is 5 QV is
 1 Status 2 Master Reset
 3 Volume Geometry
 1 Apply values 2 Range values 3 PV % rnge
 1 Distributor 2 Model 3 Dev Id 4 Tag 5 Date 6 Write Protect 7 Descriptor 8 Message 9 Revision # ́s
 5 Output Condition
 1 Tank Type 2 Tank Œrednica 3 Tank Wysokoœæ
 1 PV LRV 2 PV URV 3 PV % range 4 Damp 5 Upper Null Zone 6 Alarm/Sat Levels
 1 Analog Output 2 HART Output
 5 Review Menus
 6 Advanced Service
 1 Universal rev 2 Fld dev rev 3 Software rev 1 Flange Type 2 Flange Material 3 Meter 4 Probe 5 Probe Type
 1 Display variables 2 Display language
 4 Strapping Table
 4 Signal Condition
 1 Status Group 1 2 Status Group 2
 1 Level Units 2 Volume Units 3 Temperature Units
 - Construction Matls 2 Display
 - Level - Distance - Volume - Internal Temp - Interface Dist - Interface Level - Amplitude Peak 1 - Amplitude Peak 2 - Amplitude Peak 3 - Upper Prod Thickn
 1 Gain Control 2 Thresholds 3 Reset to Default 4 Calibration Offst
 1 Entries Used 2 Max Entries 3 Lvl0 4 Vol0 5 Lvl1 6 Vol1 7 Lvl2 8 Vol2 9 Lvl3 Vol3 Lvl9 Vol9
 1 AO 2 AO Alarm Type 3 Loop Test 4 D/A Trim 5 Scaled D/A Trim 1 Poll addr 2 Num req preamps 3 Burst mode 4 Burst option
 1 Strap Table 2 Ver Cylinder 3 Hor Cylinder 4 Vert Bullet 5 Hor Bullet 6 Sphere 7 None
 W celu obliczania objętości na podstawie przybliżeń paskowych należy wybrać opcję "Strapping Table" dla typu zbiornika
 1 High Alarm 2 Low Alarm 3 High Saturation 4 Low Saturation 5 AO Alarm Type
 Rosemount - model 3300 Niniejszy rozdział opisuje różne polecenia komunikatora HART używane w konfiguracji przetworników 3300 dla pomiarów poziomu. Sygnał wyjściowy przetwornika w zakresie 4-20 mA jest proporcjonalny do wartości zmiennej procesowej. Możliwy jest dostęp do trzech innych zmiennych przez sygnał HART.
 Zmienne przetwornika HART Comm
 1, ,1 ,1, 1
 Użytkownik może przydzielić do czterech zmiennych przetwornika. Zwykle jako zmienna procesowa (PV)przyjmowany jest Poziom Całkowity, Poziom Granicy Faz lub Objętość. Dla przetwornika model 3301 przyjmuje się zwykle Poziom jako zmienną procesową PV. Jeżeli przetwornik pracuje w trybie sondy zanurzonej (patrz rozdział "Tryb Pomiaru") przyjmuje się zwykle Poziom Granicy Faz jako PV. W przypadku przetwornika model 3302 zmienna PV przyjęta jest zwykle jako Poziom Granicy Faz, ale mogą być tu stosowane inne opcje.
 Jednostki przetwornika HART Comm
 Względna wysokość sondy HART Comm
 Należy przyjąć jednostki pomiaru dla poziomu i temperatury.
 Względna Wysokość Sondy jest odległością pomiędzy Górnym Punktem Odniesienia a dnem zbiornika (patrz Rys.4-1na str. 4-2). Przy wprowadzaniu Względnej Wysokości Sondy Należy pamiętać, że ta wartość jest używana we wszystkich pomiarach poziomu dokonywanych przez przetwornik model 3300. Względna Wysokość Sondy musi być wprowadzana w jednostkach miary długości (poziom), takich jak stopy czy metry bez względu na ustalenia dla zmiennej procesowej.
 Probe Length HART Comm
 Długość sondy jest odległością pomiędzy Górnym Punktem Odniesienia a końcem sondy, patrz rys. 4-1. Jeżeli sonda jest zakończona obciążnikiem to nie uwzględnia się jego długości przy wprowadzaniu długości sondy. Parametr ten jest wstępnie wprowadzany w fabryce. Parametr Długość Sondy powinien być zmieniony jeśli np. sonda została skrócona.
 Typ sondy HART Comm
 Przetwornik automatycznie wykonuje pierwszą kalibrację opartą na typie używanej sondy. Ten parametr jest wstępnie wprowadzany w fabryce i wymaga zmiany jedynie w przypadku zmiany typu zastosowanej sondy. Należy wybrać jedną z poniższych opcji: •
 Sztywny pojedynczy przewód
 UWAGA Elastyczne i sztywne sondy wymagają innego typu elektroniki przetwornika radarowego i nie mogą być stosowane w tej samej głowicy przetwornika.
 Stała dielektryczna produktu HART Comm
 Stała dielektryczna produktu w górnej warstwie jest ważną wielkością dla wyliczania poziomu granicy faz i grubości warstwy górnego produktu. Przy braku danych parametr stała dielektryczna produktu przyjmuje wartość ok. 2. Jeśli stała dielektryczna dolnego produktu jest znacząco mniejsza od stałej dielektrycznej dla wody należy dokonać specjalnych ustawień.. Dalsze informacje - patrz rozdział "Pomiary granicy faz przy "półprzezroczystym dolnym produkcie" na str. 6-5. Wartość stałej dielektrycznej produktu używana jest do nastawiania właściwych progów amplitudy sygnału - patrz więcej informacji o nastawach progów amplitudy sygnału - rozdział 6 - Obsługa i usuwanie niesprawności. W warunkach normalnych ten parametr nie musi być zmieniany przy pomiarach poziomu. Jednakże dla pomiarów niektórych produktów jakość pomiaru może być polepszona poprzez wprowadzenie właściwej wartości stałej dielektrycznej produktu. Oprogramowanie konfiguracyjne RCT (Rosemount Configuration Tool) zawiera Listę Stałych Dielektrycznych wielu produktów. Oprogramowanie RCT zawiera również narzędzie pozwalające na obliczenie stałych dielektrycznych w oparciu o pomiary Grubości Warstwy Górnego Produktu.
 Vapor Dielectric HART Comm
 W pewnych aplikacjach występują gęste opary nad powierzchnią produktu, których obecność wpływa na pomiar poziomu. W takich przypadkach można wprowadzić wartość stałej dielektrycznej oparów w celu skompensowania ich wpływu na pomiar. Bez wprowadzania danej wartość tej stałej wynosi 1 co odpowiada stałej dielektrycznej dla próżni. Zwykle wartość ta jest niezmieniana ponieważ jej wpływ na jakość pomiaru jest bardzo mały dla większości oparów.
 Tryb pomiaru HART Comm
 Zwykle opcja Tryb Pomiaru nie musi być zmieniana. Przetwornik jest wstępnie skonfigurowany zgodnie z poniżej przedstawionym modelem: Tabela 4-1. Tryb pomiaru Model 3301 3302
 Tryb pomiaru Poziom(1), sonda zanurzona w warstwie granicy faz Poziom, poziom i granica faz(1), sonda zanurzona w warstwie granicy faz
 (1) Ustawienia domyślne
 Opcja Sonda zanurzona w warstwie granicy faz stosowana jest w aplikacjach, gdy sonda jest całkowicie zanurzona w cieczy. W tym trybie przetwornik ignoruje poziom górnego produktu. Więcej informacji w Rozdziale 6: Pomiary granicy faz przy całkowicie zanurzonych sondach. UWAGA! Należy używać opcji Sonda zanurzona w warstwie granicy faz w aplikacjach, gdzie pomiar poziomu granicy faz odbywa się z sondą całkowicie zanurzoną.
 Kąt sondy HART Comm
 Maksymalna grubość warstwy górnego produktu HART Comm
 Należy wprowadzić wartość kąta odchylenia sondy od pionu. Wartość domyślna wynosi 0. Nie należy zmieniać tej wartości, jeżeli przetwornik jest montowany wraz z sondą wzdłuż pionu (co jest zdarzeniem najczęstszym).
 Przy pomiarach granicy faz parametr Maksymalna grubość warstwy górnego produktu może być używany w specjalnych przypadkach, gdy wartość stałej dielektrycznej górnego produktu jest względnie wysoka. Przez ustawienie tego parametru można uniknąć sytuacji gdy pomiary granicy faz wychodzą poza ustalony zakres.
 Damping HART Comm
 Domyslna wartość parametru Tłumienie wynosi 10. Zwykle wartość ta nie musi być zmieniana. Parametr Tłumienie określa jak szybko przetwornik reaguje na zmiany poziomu i jak odporny na zakłócenia szumami jest sygnał pomiarowy. Więcej informacji - patrz “Duże zmiany poziomu” na str 6-7.
 Należy wybrać zmienne, które będą wyświetlane oraz język obsługi. Wyświetlacz przełącza się pomiędzy wybranymi zmiennymi co dwie sekundy.
 Display panel HART Comm
 Rosemount - model 3300 Punkty 4 i 20 mA HART Comm
 Podczas nastawy zakresu pomiarowego możliwe jest wprowadzenie wartości granicznych bezpośrednio przy użyciu klawiatury komunikatora HART 275 lub można używać wartości aktualnych procesu (sekwencja klawiszy komunikatora HART [1,3,3,1]). Należy pamiętać, że wartość punktu 20 mA powinna być poniżej Górnej Martwej Strefy. Jeżeli wartość punktu 20 mA ustawiona jest na punkt położony w obrębie Martwej Strefy to nie będzie osiągnięty pełny zakres wyjścia analogowego.
 Należy również upewnić się czy wartość punktu 4 mA znajduje się poniżej Górnej Strefy Zerowej (UNZ). (Ten parametr może być używany jeżeli istnieją problemy w górnej części zbiornika - patrz rozdział 6 : Problemy w górnej części zbiornika. Wartość Górnej Strefy Zerowej (UNZ) jest równa zero przy braku danych. Wartość punktu 4 mA powinna być większa niż wartość Dolnej Strefie Martwej. Jeżeli wartość punktu 4 mA jest ustawiona na punkt w Martwej Strefie lub poniżej końca sondy ( np. dno zbiornika) to nie będzie osiągnięty pełen zakres analogowego wyjścia pomiarowego. Więcej informacji dot. wielkości Górnej i Dolnej Martwej Strefy znajduje się w rozdziale 2 : Strefy Martwe. Rys. 4-7. Wartości zakresowe
 Górny punkt odniesienia Górna martwa strefa
 4 20 MA POINTS
 Zakres 0-100 %
 Górna wartośc zakresu 20 mA (URV)
 Poziom granicy faz Górna wartośc zakresu 4 mA (LRV) Dolna martwa strefa
 KONFIGURACJA OBJĘTOŚCI Zmienne przetwornika HART Comm
 Należy wybrać opcję Objętość (Volume) w celu skonfigurowania przetwornika do pomiarów objętości.
 Jednostki objętości HART Comm
 Wybierz jedną z poniższych jednostek: •
 Galony angielskie
 Jardy sześcienne
 Cale sześcienne
 Typ zbiornika HART Comm
 Wybrać standardowy typ zbiornika lub wybrać opcje przybliżenia paskowego. Standardowymi typami zbiorników są: Walec Pionowy, Walec Poziomy, Walczak Pionowy, Walczak Poziomy lub Kula. ( Jeżeli zmienną procesową (PV) jest Poziom (Level) wtedy należy wybrać opcję Żaden (None) dla typu zbiornika). Jeśli opomiarowywany zbiornik nie odpowiada żadnemu z powyższych typów należy wybrać opcję Tabela Przybliżenia (Strap Table).
 Wymiary zbiornika HART Comm
 Tabela przybliżeń paskowych HART Comm
 Jeśli wybrano standardowy typ zbiornika należy wprowadzić średnicę i wysokość zbiornika. Patrz "Konfiguracja Objętości" na str. 4-5 aby sprawdzić jak specyfikuje się wymiary zbiornika.
 Jeśli przy Typie Zbiornika wybrano opcję "Strapping Table" należy wprowadzić informacje o ilości zastosowanych wprowadzeń oraz aktualną ilość punktów pomiaru poziomu i objętości. Można wprowadzić od 2 do 10 punktów. Punkty przybliżeń paskowych muszą być wprowadzane w taki sposób, że pierwszy punkt odpowiada najniższemu poziomowi a ostatni punkt najwyższemu poziomowi zbiornika.
 Rosemount - model 3300 KONFIGURACJA Z UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA RCT
 Instalowanie oprogramowania RCT
 Oprogramowanie Radar Configuration Tool (RCT) jest przyjaznym użytkownikowi oprogramowaniem będącym narzędziem pozwalającym na samodzielne skonfigurowanie przetwornika model 3300. Można wybrać jedną z dwu poniższych metod konfigurowania przetwornika 3300: •
 Uruchomić automatyczny Przewodnik (Wizard) instalowania oprogramowania jeśli niedokładnie znane są cechy przetwornika.
 Zastosować funkcję Setup jeśli znana jest procedura konfiguracji przetwornika albo istnieje potrzeba zmiany bieżących nastaw.
 W celu zainstalowania oprogramowania Rosemount Configuration Tool należy: 1. Włożyć nośnik CD konfiguracyjny do napędu CD-ROM . 2. jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie - z okna przycisku Start wybrać polecenie Run i wpisać: D:\ Setup.exe gdzie D oznacza napęd CD-ROM. 3. Postępować zgodnie z poleceniami ukazującymi się na ekranie. W celu uruchomienia RCT należy: 1. Z menu Start kliknąć Programs>RCT Tolls>RCT 2. W pasku narzędzi Status programu RCT sprawdzić czy program komunikuje się z przetwornikiem:
 Komunikacja jest nawiązana (zielony symbol)
 Komunikacja nie została nawiązana (czerwony symbol)
 Określanie portu COM
 Jeżeli komunikacja nie została nawiązana należy otworzyć okienko HART Communication Server i sprawdzić czy wybrano właściwy port COM. W celu sprawdzenia ustawień bieżącego portu COM należy kolejno: 1. Znajdź ikonę HART Server w dolnym prawym rogu ekranu monitora. HART Server icon
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę HART Server.
 Rys. 4-8. Okno RHCS Server
 RCT-RHCS_SERVER
 Sprawdzić czy wybrany port COM jest zestawiony z odpowiednim portem na PC
 3. Sprawdzić port COM. 4. Wybrać opcję Port COM, która wyznacza port podłączony do przetwornika. 5. Jeśli komunikacja jest przerwana należy zwiększyć wartości w okienkach Busy Retries i Error Retries odpowiednio do 5 i 5. 6. Kliknąć "Search" na ikonie urządzenia w pasku narzędzi RCT: Szukanie urządzenia
 Help w RCT
 Funkcja Help jest dostępna przez naciśnięcie klawisza F1lub przez wybranie opcji "Contents" z menu Help. Przy naciśnięciu klawisza F1ukazuje się tekst pomocy z informacją o aktualnie otwartym okienku. Przy wyborze opcji z menu ukazuje się tekst pomocy z informacją o tym szczególnym menu.
 Rosemount - model 3300 Użycie kreatora instalacji (Wizard)
 Aby zainstalować przetwornik 3300 przy pomocy kreatora instalacji (Wizard) należy kolejno:
 Rys. 4-9. Przestrzeń robocza RCT 1. Uruchomić RCT Basic
 2. W przestrzeni roboczej programu RCT kliknąć ikonę Wizard (należy upewnić się czy otwarta jest część Basic), lub wybrać opcję View >Wizard menu.
 Rys. 4-10. Kreator RCT (Wizard)
 3. Kliknąć przycisk Start i postępować zgodnie ze wskazówkami. Wizard będzie prowadził przez pewną liczbę okienek dialogowych pozwalając na skonfigurowanie przetwornika.
 Użycie funkcji Setup
 Rosemount - model 3300 W celu zainstalowania przetwornika 3300 poprzez użycie funkcji Setup należy postepować w poniższy sposób:
 Rys. 4-11. Przestrzeń robocza RCT 1. Uruchomić program RCT Basic
 2. W przestrzeni roboczej programu RCT kliknąć ikone Setup (upewnić się czy otwarte jest pole Basic) lub wybrać opcje View>Setup
 RCT-RCT1
 Rys. 4-12. Pasek poleceń: Setup Info 3. Wybrać właściwą opcję: Info: informacja o urządzeniu Basics: wstawić Typ Sondy i jednostki miary.
 RCT-SETUP_INFO
 Analog: przyporządkowanie zmiennej i ustawienia wartości zakresu. Tank Config.: ustawić wysokość zbiornika i inne dane geometryczne, stałą dielektryczną oparów i górnego produktu. Volume: specyfikacja geometrii zbiornika dla obliczeń objętości. LCD: ustawienia panelu wyświetlacza . UWAGA Podczas pracy w okienku Setup należy pamiętać, dla wszystkich opcji wyboru, z wyjątkiem opcji Info, wprowadzenie danych potwierdza się kliknięciem przycisku Receive. W celu przesłania ustawionych danych do przetwornika kliknąć przycisk Send.
 Rosemount - model 3300 Setup - Info
 Zakładka Title (w pasku poleceń Setup) przedstawia informację o przyłączonym przetworniku.
 Rys. 4-13. Zakładka Setup Title
 Device Name: nazwa aktualnie połączonego modelu przetwornika. EPROM ID: wersja bazy danych podłączonego przetwornika. Device Type: opisuje typ przetwornika. 33 używany jest dla serii 3300. Device ID: identyfikator indywidualny dla każdego przetwornika 3300. Hardware Rev.: aktualna wersja płytki elektroniki przetwornika. Software Rev.: aktualna wersja oprogramowania przetwornika, które steruje pomiarem, komunikacją, wewnętrznymi testami itd.
 Zakładka Basics pozwala wybrać jednostki pomiarowe (Measurement Units) dla poziomu (Level), objętości (Volume) i temperatury (Temperature). Jednostki te są używane podczas prezentacji pomiaru i danych konfiguracyjnych.
 RCT-SETUP BASICS
 Rys. 4-14. Zakładka Setup Basic
 Okienko to pozwala również na wprowadzanie kilku ogólnych informacji przetworniku takich jak Message, Tag(przywieszka), Descriptor (osoba wpisująca) i Date (data). Dane te nie są wymagane dla pracy przetwornika i można je opuścić zgodnie z życzeniem.
 Setup - Output
 Rosemount - model 3300 Zakładka Output w pasku poleceń pozwala ustawić użytkownikowi cztery zmienne procesowe dla przetwornika
 RCT-SETUP_OUTPUT
 Rys. 4-15. Zakładka Setup output
 Zazwyczaj jako zmienną procesową Primary Variable (PV) przyjmuje się Product Level (Poziom Produktu), Interface Level (Poziom Granicy Faz) lub Volume (Objętość). Można również przyjąć inne zmienne jak Produkt Distance (Odległość od produktu), Interface Distance (Odległość granicy faz), Upper Produkt Thickness (Grubość Warstwy Górnego Produktu) itp. W przypadku przetwornika typ 3301 jako zmienną procesową przyjmuje się zwykle Level (Poziom). Jeżeli ten przetwornik pracuje z sondą zanurzoną (Immersed Probe) -patrz rozdział "Tryb Pomiaru"- wtedy zmienną procesową PV jest Interface Level (Poziom Granicy Faz). Dla przetwornika model 3302 ustawia się zwykle Interface Level (Poziom Granicy Faz) jako zmienną procesową PV, ale można również przyjąć Level (Poziom) lub inne opcje. Należy ustawić Lower Range Value 4 mA (Dolna Wartość Graniczna) i Upper Range Value 20 mA (Górna Wartość Graniczna) według przyjętych warunków pracy. Należy pamiętać, że wartość odpowiadająca 20 mA powinna być mniejsza niż wartość Górnej Strefy Martwej oraz wartość odpowiadająca 4 mA powinna być większa niż Dolna Strefa Martwa, jeżeli przyjmie się, że zakres pomiarowy przetwornika ma odpowiadać całemu zakresowi 4-20mA. Należy się również upewnić, czy wartość odpowiadająca 20 mA jest ustawiona poniżej Górnej Strefy Zerowej (UNZ). (Parametr UNZ może być stosowany, jeśli występują problemy z pomiarem w górnej części zbiornika (patrz Rozdział 6: Problemy w górnej części zbiornika). Parametr UNZ jest równy zeru podczas konfiguracji domyślnej. Większa ilość informacji o Górnych i Dolnych Strefach Martwych - patrz Rozdział 2: Strefy martwe. Większa ilość informacji o ustawianiu wartości Górnych i Dolnych Wartości Granicznych - patrz Rozdział 4 : Konfiguracja Podstawowa. Domyślna wartość Damping (Tłumienie) wynosi 10. W warunkach typowych ta wartość nie musi być zmieniana. Parametr Tłumienia może być zmieniony jeśli występują duże szybkości napełniania - większa ilość informacji - patrz " Duże zmiany poziomu" na str. 6-7. 4-19
 Rosemount - model 3300 Setup - Tank Config
 Zakładka Tank Configuration zawiera informacje o parametrach geometrii zbiornika i stałych dielektrycznych.
 RCT-SETUP_TANK CONFIG
 Rys. 4-16. Zakładka Setup Tank Configuration
 Geometria zbiornika Wysokość odniesienia Reference Gauge Wysokość jest odległością od Górnego Punktu Odniesienia do dna zbiornika (patrz rys. 4-1, str. 4-2). Podczas ustawiania wartości Wysokości Odniesienia Sondy należy pamiętać, że wartość ta jest używana we wszystkich pomiarach poziomu i objętości wykonywanych przez przetwornik. Wysokość Odniesienia Sondy musi być wstawiona w liniowych jednostkach miary (poziom) takich jak stopy czy metry, bez względu na ustawienie zmiennej procesowej. Górna strefa zerowa Upper Null Zone (UNZ) nie powinna być zmieniana jeżeli nie występują zakłócenia w górnej części zbiornika. Przez zwiększenie wartości Górnej Strefy Zerowej (UNZ) można uniknąć pomiarów w tym rejonie zbiornika. Więcej informacji o stosowaniu parametru UNZ można znaleźć w Rozdziale 6: Problemy w górnej części zbiornika.W ustawieniu fabrycznym wartość parametru UNZ jest równa zeru. Sonda (Probe) Przetwornik 3300 wykonuje automatycznie kilka początkowych kalibracji opartych na wybranym Typie Sondy. Dostępne są poniższe Typy Sond: • Sztywna Dwuprzewodowa • Elastyczna dwuprzewodowa • Koncentryczna • Sztywny Pojedynczy Przewód • Elastyczny pojedynczy przewód UWAGA Sondy elastyczne i sztywne wymagają różnej elektroniki radaru i nie mogą być stosowane w tej samej obudowie głowicy radaru. Długość sondy (Probe Length) ) jest odległością od Górnego Punktu Odniesienia do końca sondy - patrz rys. 4-1. Jeżeli sonda posiada obciążnik to jego długości nie wlicza się do tego parametru sondy.
 Kąt sondy (Probe Angle) ) jest kątem odchylenia sondy od pionu. Należy ustawić wartość równą zeru jeśli przetwornik z sondą jest zamontowany wzdłuż pionu ( jest to przypadek typowy).
 Rosemount - model 3300 Tryb pomiaru (Measurmant Mode) Przeważnie ustawiony wstępnie Tryb Pomiaru nie wymaga zmiany. Wstępna konfiguracja przetwornika odpowiednia do modelu przedstawia się następująco: Tabela 4-2. Tryb pomiaru Model 3301 3302
 Opcja Sonda zanurzona w warstwie granicy faz stosowana jest w aplikacjach, gdy sonda jest całkowicie zanurzona w cieczy. W tym trybie przetwornik ignoruje poziom górnego produktu. Więcej informacji w Rozdziale 6: Pomiary granicy faz przy całkowicie zanurzonych sondach. UWAGA! Należy używać opcji Sonda zanurzona w warstwie granicy faz w aplikacjach, gdzie pomiar poziomu granicy faz odbywa się z sondą całkowicie zanurzoną. Dielektryki W pewnych aplikacjach pomiaru nad powierzchnią mierzonego produktu występują ciężkie opary wpływające w znaczący sposób na pomiar poziomu. W takich przypadkach można wprowadzić parametr Vapor Dielectric (Stała dielektryczna oparów) w celu kompensowania ich wpływu. Wartość domyślna wynosi 1, co odpowiada wartości stałej dielektrycznej dla próżni. Zwykle wartość ta nie musi być zmieniana ponieważ wpływ większości oparów na jakość pomiaru jest bardzo mały. Przy pomiarach granicy faz stała dielektryczna górnego produktu jest znacząca dla obliczania poziomu granicy faz i grubości warstwy tego produktu. Przy ustawieniu domyślnym wartość parametru Upper Produkt Dielectric (Stała Dielektryczna Górnego Produktu) wynosi 2. Jeżeli stała dielektryczna dolnego produktu jest znacząco mniejsza od wartości stałej dielektrycznej dla wody można dokonać specjalnych ustawień. Więcej informacji na ten temat w rozdziale: Pomiary Granicy faz przy "półprzezroczystym" dolnym produkcie. str. 6-5. Stała dielektryczna produktu jest używana w celu ustawienia właściwych progów amplitudy sygnału.- więcej informacji o ustawieniach progu amplitudy - patrz Rozdział 6:Obsługa i określanie niesprawności. Zwykle ten parametr nie musi być zmieniany w pomiarach poziomu. Jednakże dla pewnych produktów jakość pomiaru może być polepszana przez wstawienie właściwej wartości stałej dielektrycznej. Oprogramowanie RCT zawiera narzędzia szacowania właściwej stałej dielektrycznej stosowanego produktu: •
 Dielectric Chart (Karta Stałych Dielektrycznych) posiada spis stałych dielektrycznych dużej ilości produktów. Należy użyć jednej z dwu poniższych metod wglądu do Karty: - Wybrać sekwencję opcji menu View>Dielectric>Dielectric Chart . - Kliknąć ikonę Dielectric Chart odcinku Advanced paska Projektu.
 Dielectric Calculator (Kalkulator Stałej Dielektrycznej) pozwala wyliczyć wartość stałej dielektrycznej Górnego Produktu w oparciu o następujące dane: - bieżącą grubość warstwy górnego produktu, - wartość stałej dielektrycznej zapamiętaną w przetworniku oraz 4-21 - grubość warstwy górnego produktu pokazywaną przez przetwornik.
 Rosemount - model 3300 Setup - Volume
 Zakładka Volume (Objętość) pozwala na konfigurację przetwornika do obliczania objętości.
 RCT-SETUP VOLUME
 Rys. 4-17. Zakładka Setup Volume
 Można wybrać jeden z typowych kształtów zbiornika lub opcję przybliżenia paskowego. Należy wybrać "None" jeżeli nie stosuje się wyliczania objętości. Przy wyborze opcji korzysta się z wymienionych poniżej: •
 Walec pionowy (Vertical Cylinder)
 Walec poziomy (Horizontal Cylinder)
 Walczak pionowy (Vertical Bulle)
 Walczak poziomy (Horizontal Bullet)
 Kula (Sphere)
 Tablica przybliżeń (Strap table)
 Żaden (None)
 Większa ilość informacji o konfigurowaniu pomiaru objętości - patrz - Rozdział 4 : Konfiguracja pomiaru objętości.
 Setup - LCD
 Rosemount - model 3300 Menu paska LCD pozwala na wybranie parametrów, które będą dostępne na panelu wyświetlacza. Wyświetlacz przetwornika jest wyświetlaczem dwuwierszowym, gdzie górny wiersz o pięciu znakach przeznaczony jest dla wartości mierzonych natomiast sześcioznakowy wiersz dolny dla nazwy wartości. Wyświetlacz przełącza się pomiędzy różnymi zmiennymi co 2 sekundy.
 RCT-SETUP LCD
 Rys. 4-18. Zakładka Setup LCD
 Należy wybrać jedną z poniższych opcji: Tabela 4-3. Parametry wyświetlacza LCD Parameter
 Poziom produktu.
 Odległość od górnego punktu odniesienia do powierzchni produktu.
 Całkowita objętość produktu.
 Temperatura we wnętrzu obudowy przetwornika.
 Odległość pomiędzy górnym punktem odniesienia a granicą faz pomiędzy górnym a dolnym produktem
 Poziom dolnego produktu.
 Grubość warstwy górnego produktu.
 Amplitude Peak 1
 Amplituda sygnału ( sygnał odbity od impulsu początkowego).
 Amplitude Peak 2
 Amplituda sygnału (sygnał odbity od powierzchni produktu).
 Amplitude Peak 3
 Amplituda sygnału ( sygnał odbity od powierzchni dolnego produktu - pomiary poziomu granicy faz).
 Wartość poziomu jako procent całkowitego zakresu pomiarowego.
 Wyjściowy sygnał analogowy 4 - 20 mA.
 FUNKCJE SPECJALNE TriLoop
 Przetwornik Tri-Loop "HART / Sygnał analogowy" model 333 umożliwia przekształcenie cyfrowego sygnału wysokoczęstotliwościowego HART na trzy dodatkowe sygnały analogowe 4-20 mA. Poniżej znajduje się skrócona instrukcja podłączenia przetwornika HART Tri-Loop model 333 do przetwornika radarowego 3300. 1. Skonfigurować przetwornik radarowy 3300. 2. Przypisać zmienne przetwornika: zmienną procesową (Primary Variable), zmienną wtórną (Secondary Variable) itd. Sekwencja klawiszy komunikatora HART [1,1,1,1]. Oprogramowanie RCT: Setup > Output menu.
 RCT-SETUP_OUTPUT_TRILOOP
 3. Skonfigurować jednostki zmiennych: Długość (Length), Objętość (Volume) i Temperaturę. Sekwencja klawiszy komunikatora HART: [1,3,2,1-3]. Oprogramowanie RCT: Setup > Basics menu.
 RCT-SETUP_BASICS
 Jednostki zmiennych
 Rosemount - model 3300 4. Wprowadzić przetwornik 3300 tryb nadawania (Burst mode). HART: komendy [1, 4, 5, 2, 3]. RCT: Device Commands>Details>Set Burst Mode option. 5. Wybrać opcję 2 w trybie Burst=Process variables and current (Process vars/crnt) (Zmienne procesowe/prąd). HART: komendy [1,4,5,2,4]. 6. Zainstalować przetwornik Tri-Loop. Podłączyć przewody do zacisku channel 1 i opcjonalnie przewody do zacisków Channel 2 i Channel 3. 7. Skonfigurować wejście Channel 1 przetwornika Tri-Loop: a. Przypisać zmienną: Sekwencja komend Tri-Loop HART [1,2,2,1,1]. Należy upewnić się, czy zmienne SV, TV, i QV odpowiadają konfiguracji przetwornika radarowego 3300. b. Przypisać jednostki zmiennych: Sekwencja komend Tri-Loop HART: [1,2,2,1,2]. Należy upewnić się, czy zastosowano te same jednostki jak dla przetwornika 3300. c.
 Ustawić Górną wartość zakresu (Upper Range Value) i Dolną wartość zakresu (Lower Range Value): Sekwencja komend Tri-Loop HART [1,2,2,1,3-4].
 d. Uaktywnić kanał. Sekwencja komend Tri-Loop HART [1,2,2,1,5]. 8. (Opcjonalnie) Powtórzyć kroki a-d dla kanałów 2 i 3. 9. Przyłącz przewody do wejścia przetwornika Tri-Loop 333 opisanego jako Burst Input. 10. Wprowadź żądane dane: nazwę, opis oraz informację: Sekwencja komend Tri-Loop HART [1,2,3]. 11. (Opcjonalnie) W razie potrzeby należy wykonać kalibrację wyjścia analogowego dla Kanału 1 (oraz Kanałów 2 i 3 w przypadku ich używania). Sekwencja komend Tri-Loop HART [1,1,4].
 Rys. 4-19. Okablowanie przyłącza przetwornika Tri-Loop. Montowany na szynie DIN przetwornik HART Tri-Loop QV Każdy kanał Tri-Loop otrzymuje TV napięcie z szafy SV sterowniczej
 PV HART Burst Command 3/ Analog Output Bariera iskrobezpieczeństwa
 Urządzenie otrzymuje zasilanie ze sterowni
 WIRING TRILOOP333
 Kanał 1 musi być zasilany aby zapewnić działanie Tri-Loop
 Więcej informacji o instalacji i konfigurowaniu Tri-Loop znajduje się w Instrukcji Obsługi Przetwornika Tri-Loop "HART/Sygnał Analogowy" model 333.
 Działanie panelu wyświetlacza Działanie wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-1 Komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-2
 Przetwornik radarowy 3300 posiada wyświetlacz umożliwiający prezentacje zmiennych pomiarowych. Wyświetlacz posiada dwa wiersze, z których górnypięcioznakowy przeznaczony jest dla wartości mierzonej a dolny sześcioznakowy przedstawia nazwę mierzonej wartości i jednostkę pomiaru. Wyświetlacz przełącza się pomiędzy różnymi zmiennymi co 2 sekundy. Wyświetlane zmienne są konfigurowalne poprzez komunikator HART 275 lub za pomocą oprogramowania Radar Configuration Tools.
 Rys. 5-1. Wyświetlanie danych pomiaru Wartość pomiaru
 Jednostka pomiaru Zmienna pomiaru
 Przetwornik 3300 może wyświetlać następujące zmienne:
 Temperatura wewnętrzna (Internal Temperature)
 Odległość granicy faz (Interface Distance)
 Poziom granicy faz (Interface Level)
 Amplituda 1, 2 i 3 (wiecej informacji -patrz rozdział 6).
 Grubość warstwy granicy faz (Interface Thickness)
 Aktualny zakres w procentach (Percent of range)
 Prąd wyjścia analogowego (Analog current out)
 Zworki do ustawiania alarmu i zabezpieczenia zapisu
 Rosemount - model 3300 KOMUNIKATY O BŁĘDACH
 Wyświetlacz może również służyć do prezentacji błędów oprogramowania. Górny wiersz pokazuje kody błędów a dolny wyświetla informację "Błąd" ("ERROR").
 Rys. 5-2. Wygląd infomacji o błędach Error code
 Na wyświetlaczu mogą być wyświetlane poniższe błędy: Kod
 Uszkodzenie RAM
 Suma kontrolna ROM
 Uszkodzenie wykrywania formy fali
 Fabryczna suma kontrolna EEprom
 Patrz również: “Błędy” - strona 6-20. Podczas montażu zintegrowanego panelu wyświetlacza ważne jest właściwe ustawienie zworek Alarmu (Alarm) i Zabezpieczenia Zapisu (Write Protection) na płycie głównej przetwornika. Należy upewnić się, że zworka Alarmu znajduje się w położeniu HIGH a zworka Zabezpieczenia Zapisu w położeniu OFF - patrz rys. 5-3. Więcej informacji - patrz Rozdział 3 : Zanim rozpocznie się montaż.
 Rys. 5-3. Zworki alarmu i zabezpieczenia zapisu. Płyta główna
 SWITCH_WRP_ALARM_DISPLAY
 ALARM I ZABEZPIECZENIE ZAPISU
 Zaraz po ustawieniu zworek na płycie głównej pozycje wyświetlacza stają się ustaleniami typu master.
 Obsługa i określenie niesprawności Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . strona 6-1 Konfiguracja zaawansowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6-2 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6-9 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6-19
 Procedury i instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnej ostrożności przez osoby je wykonujące. Informacje o czynnościach i sytuacjach stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo oznaczone są symbolem ostrzegawczym. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności oznaczonych tym symbolem należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie: Należy upewnić się, że robocze otoczenie przetwornika jest zgodne ze stosownymi wymaganiami zawartymi w otrzymanych certyfikatach dla stref zagrożonych wybuchem. Przed podłączeniem komunikatora HART w środowisku zagrożonym wybuchem należy upewnić się że wszystkie urządzenia pracujące w pętli są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przyłączonego do zasilania w środowisku zagrożonym wybuchem..
 OSTRZEŻENIE Wysokie napięcie, które może istnieć na końcówkach przewodów może spowodować porażenie elektryczne: Należy zachować maksymalna ostrożność przy łączeniu przewodów i zacisków. Należy upewnić się , że zasilanie przetwornika 3300 jest wyłączone oraz że przewody jakiegokolwiek zewnętrznego zasilania są odłączone podczas uruchamiania przetwornika.
 Rosemount - model 3300 KONFIGURACJA ZAAWANSOWANA
 Niniejszy rozdział zawiera informacje o niestandardowej konfiguracji przetwornika.
 Definiowanie Górnego Górnego Punktu Odniesienia przez Użytkownika
 W przypadku potrzeby zdefiniowania własnej wartości Górnego Punktu Odniesienia należy zastosować ustawienie parametru: Wyrównanie Kalibracji (Calibration Offset).
 Rys. 6-1. Geometria zbiornika
 Wyrównanie kalibracji
 REFOPINT_USER_V2
 Wysokość odniesnienia sondy
 W celu wprowadzenia żądanej wartości Górnego Punktu Referencyjnego należy zachować poniższą procedurę: 1. Dostosować wartość Wysokość Odniesienia Sondy (Reference Gauge Height) do wartości odległości dna zbiornika do wymaganego Górnego Punktu Odniesienia. 2. Dodać odległość pomiędzy Górnym Punktem Odniesienia a Punktem Odniesienia Przetwornika do wartości Wyrównania Kalibracji, która zachowana jest w bazie danych przetwornika. Dostęp do wartości Wyrównania Kalibracji przy pomocy komunikatora HART jest możliwy przy pomocy sekwencji klawiszy szybkiego wyboru [1,3,7]. Podczas stosowania programu RCT dostęp do Wyrównania Kalibracji możliwy jest w poleceniu Advanced w menu paska RCT Project: sekwencja: Device Commands>Basic>Set Calibration Offset.
 Wykres sygnału pomiarowego
 Rosemount - model 3300 Oprogramowanie Radar Configuration Tool (RCT) posiada skuteczne narzędzia do zaawansowanego określania niesprawności. Stosując funkcję Wykresu postaci fali (Waveform Plot) otrzymuje się natychmiastowy dostęp do widoku sygnału zbiornika. Problemy występujące w pomiarze mogą być rozwiązane podczas sprawdzania położenia i amplitudy różnych impulsów. W celu otrzymania wykresu przebiegu sygnału pomiarowego należy: 1. Uruchomić program Radar Configuration Tool.
 2. Wybrac opcje menu View>Plotting lub wybrać ikonę Plotting w oknie programu RCT ( Strona Advanced znajduje się po lewej stronie okna programu) i kliknąć przycisk Read . Rys. 6-2. Wykres falowy sygnału w oprogramowaniu RCT
 WAVEFORMPLOT_GENERAL
 Górna strefa zerowa
 W przypadku typowego pomiaru na wykresie pojawiają się następujące impulsy: P1 - Impuls odniesienia. Ten impuls jest spowodowany przeskokiem pomiędzy głowicą przetwornika a sondą. Stosowany jest przez przetwornik jako odniesienie w pomiarach objętości. P2 - Powierzchnia produktu. Impuls spowodowany jest odbiciem od powierzchni produktu. Jednakże w trybie pomiaru "Granica faz przy zanurzonej sondzie" impuls P2 wskazuje granicę faz ponieważ powierzchnia górnego produktu jest ignorowana. P3 - Granica faz lub Końcówka sondy. Impuls spowodowany jest odbiciem sygnału na granicy faz znajdującej się pomiędzy górnym produktem a dolnym charakteryzującym się stosunkowo dużą stałą dielektryczną. Impuls może pochodzić również od końcówki sondy niezanurzonej w produkcie i jest prezentowany gdy przetwornik pracuje w trybie pomiaru : " Poziom i Granica Faz". Stosuje się różne progi amplitud w celu odfiltrowania niepożądanych sygnałów. Poniższa informacja przestawia wykaz progów amplitud używanych dla przetwornika 3300: T1 - próg amplitudy dla wykrywania Impulsu Odniesienia P1. T2 - próg amplitudy dla wykrywania piku "poziomu produktu" P2. T3 - próg amplitudy dla wykrywania piku poziomu granicy faz P3. T4 - próg amplitudy stosowany do wykrywania faktu pełnego lub niepełnego zanurzenia sondy w górnym produkcie. 6-3
 Zwykle progi są ustawiane na poziomie wartości ok. 50% piku amplitudy sygnału. W celu nastawienia Progów Amplitudy ("Amplitude Thresholds") należy otworzyć sekcję Advanced w pasku Project programu RCT i wybrać sekwencje: Device Commands >Details>Set Nominal Thresholds. Rejestrowanie i zapamiętywanie na dysku Wykres falowy sygnału może być automatycznie rejestrowany i zapamiętywany do pliku przez wypisanie przedziału odczytu wykresu (Read Plot Interval) oraz ilości rejestrowanych wykresów. Rys. 6-3. Rejestrowanie na dysku wykresu falowego sygnału
 Start monitoringu Start rejestrowania na dysku
 Typ sposobu odczytu
 Przedział odczytu wykresu Ilość wykresów
 Przedział Odczytu Wykresu (Read Plot Interval) wprowadza pole określające przedział czasu pomiędzy wykresami, które są zapamiętywane na dysku. Np. należy wpisać liczbę 10 jeżeli co 10 minut ma być zapamiętywany wykres. Ilość rejestrowanych wykresów (Numer of plots to log) określa największą ilość plików wykresów, które będą zapamiętywane. Domyślna ilość wynosi 100. Należy kliknąć przycisk Start Disk Logging w celu rozpoczęcia rejestracji. Należy upewnić się, że w opcji Typ sposobu odczytu (Read action type) wybrano "Multiple Read" W innym przypadku program RCT zapamięta tylko jeden rejestrowany plik. Należy wybrać folder, w którym będą rejestrowane pliki wykresów i wprowadzić nazwę pliku. Dla każdego nowego pliku będzie dodawany odpowiedni numer na końcu jego nazwy.
 Pomiary granicy faz przy "półprzezroczystym" dolnym produkcie
 Rosemount - model 3300 W aplikacjach pomiaru granicy faz gdy dolny produkt ma niską stałą dielektryczną lub sygnał jest tłumiony w górnym produkcie, amplituda odbitego sygnału jest względnie niska i trudna do wykrycia przez przetwornik. W takim przypadku możliwe będzie wykrycie odbitego sygnału jeżeli odpowiednio ustawi się próg amplitudy. Oprogramowanie RCT pozwala na przegląd wykresu falowego sygnału w celu przeanalizowania sygnału pomiarowego. Wykres przedstawia przebieg sygnału oraz progi zastosowane dla różnych pików amplitudy. Ustawiając próg amplitudy T3 umożliwia się wykrycie nawet słabych sygnałów różnicy faz. A oto zalecenia przy ustawianiu progów amplitudy: •
 Próg amplitudy T3 powinien stanowić ok. 50% wartości amplitudy sygnału różnicy faz.
 Wielkość progu T3 nie powinna być mniejsza od 3.
 W miarę możliwości wielkość T3 powinna być większa niż wielkość T2.
 W celu zmiany progów amplitudy można stosować oprogramowanie RCT lub komunikator HART 275. W komunikatorze HART dokonuje się tej operacji sekwencją klawiszy [1,4,6,2]. Więcej informacji - patrz " Ustawienia progowe amplitudy" - strona 6-13. Program RCT pozwala również na śledzenie wykresu sygnału pomiarowego razem z bieżącymi progami: 1. Z menu "View" należy wybrać opcję "Plotting" lub kliknąć dwa razy na ikonę Plotting w polu "Advanced" na pasku RCT Project. 2. Kliknąć przycisk "Read"
 3. W celu nastawienia Progów Amplitudy ("Amplitude Thresholds") należy otworzyć pole "Advanced" na pasku RCT Project i wybrać kolejno "Device Commands>Details>Set Nominal Thresholds. Rys. 6-4. Wykres sygnału wskazujący fakt zbyt wysokiego progu amplitudy dla piku granicy faz.
 WAVEFORMPLOT INTERFACE LOW EPSILON
 Próg amplitudy jest wyższy od piku sygnału pomiarowego
 Rys. 6-4. przestawia sytuację, w której próg amplitudy T3 jest zbyt wysoki. Pik amplitudy sygnału granicy faz pomiędzy dolnym a górnym produktem nie jest tu wykrywany. Przez właściwe ustawienie progu amplitudy T3 wykrywa się pik sygnału granicy faz pomiędzy górnym i dolnym produktem jak pokazano na rys. 6-5:
 WAVEFORMPLOT INTERFACE LOW EPSILON AFTER
 Rys. 6-5. Po zmianie progu amplitudy przetwornik wykrywa granicę faz
 Próg amplitudy nastawiony jest poniżej piku pozwalającego na wykrycie piku granicy faz
 Duże zmiany poziomu
 Rosemount - model 3300 Sygnał pomiarowy jest filtrowany w celu zminimalizowania wpływu zakłócających szumów. W większości pomiarów nie ma zauważalnego efektu czasu odpowiedzi na zmiany poziomu. W przypadku pojawienia się dużych zmian poziomu może okazać się niezbędne zmniejszenie wartości tłumienia w celu umożliwienia szybszej odpowiedzi przetwornika. Przy obecności zbyt dużych szumów wartość tłumienia może być zwiększona w celu otrzymania stabilnego sygnału pomiarowego. Zmiany wartości tłumienia (Damping value) można dokonać przy użyciu programu RCT lub komunikatora HART 275. Stosując komunikator HART należy wykorzystać następującą sekwencję klawiszy : [1,4,4,4]. W programie RCT należy otworzyć menu paska Setup >Output i wprowadzić wymaganą wartość tłumienia (Damping Value):
 SETUP_OUTPUT
 Parametr Damping określa szybkość z jaką przetwornik odpowiada na zmiany poziomu oraz moc sygnału pomiarowego w stosunku do szumów. Technicznie rzecz biorąc - stała tłumienia wynosząca 10 oznacza, że w czasie 10 sekund sygnał wyjściowy z przetwornika osiąga wartość odpowiadającą ok. 63% nowej wartości poziomu.Tak więc w przypadku szybkich zmian poziomu w zbiorniku może okazać się konieczne zmniejszenie wartości tłumienia (Damping value) w celu umożliwienia śledzenia powierzchni produktu. Z drugiej strony, w obecności szumów i wolnych zmian poziomu może okazać się lepsze zwiększenie wartości tłumienia w celu otrzymania stabilnego sygnału wyjściowego.
 Rosemount - model 3300 Pomiary granicy faz przy całkowicie zanurzonych sondach
 Przetwornik 3300 posiada opcję pomiarową umożliwiającą dokonywanie pomiarów granicy faz w przypadku braku widoczności poziomu produktu np. w rurze nurnikowej walczaka jak pokazano na rys. 6-6. W takim przypadku sonda jest całkowicie zanurzona w górnym produkcie i przetwornik wykrywa jedynie granicę faz. Nawet w przypadku opadania poziomu górnego produktu przetwornik ignoruje ten produkt i w dalszym ciągu mierzy wyłącznie poziom granicy faz. Dokładność pomiaru jest wtedy zmniejszona ponieważ przetwornik nie uwzględnia wpływu poduszki powietrznej nad powierzchnią produktu. Parametr Trybu Pomiaru (Measurement Mode) jest dostępny poprzez sekwencję klawiszy komunikatora HART: [1,3,9]. Należy wybrać opcję Interface when Immersed Probe. Tryb pomiaru Interface when Immersed Probe może być również aktywowany przez program RCT w poniższy sposób: 1. Otworzyć okienko Setup. 2. Wybrać zakładkę Tank Config. 3. Wybrać z opcji Measurement Mode Interface when Immersed Probe. 4. Kliknąć przycisk Send Page. UWAGA! Nie należy używać opcji Measurement Mode Interface when Immersed Probe w “standardowych” aplikacjach, kiedy mierzony jest zarówno poziom granicy faz (Interface Level) jak i produktu (Product Level). Jeżeli poziom produktu opada to przestrzeń wypełniona powietrzem w górnej części rury będzie lekko zmniejszać dokładność pomiaru poziomu granicy faz. W celu osiągnięcia wysokiej dokładności w tym trybie pomiaru należy dążyć do całkowitego zanurzenia sondy.
 Poziom produktu jest ignorowany Odległość granicy faz Poziom granicy faz jest mierzony Poziom granicy faz
 BRIDLE_INTERFACE/BRIDLE_INTERFACE_LEVEL
 Rys. 6-6. Pomiar poziomu granicy faz w wypełnionej rurze nurnikowej walczaka.
 UWAGA! Należy ustawić Próg amplitudy T2 jeżeli nie jest wykrywany impuls poziomu. 6-8
 OBSŁUGA Kalibracja wyjścia analogowego
 W celu skalibrowania prądu wyjścia analogowego (Analog Output) należy zachować poniższą kolejność czynności: 1. 1.Uruchomić program RCT i upewnić się, że przetwornik komunikuje się z komputerem (patrz rozdział 4: Instalowanie oprogramowania RCT). 2. Otworzyć pole Advanced w oknie programu RCT i pasku Project i kliknąć ikonę Device Commands lub wybrać opcje Device Conmmands z menu polecenia View. 3. Otworzyć folder o nazwie Diag i dwa razy kliknąć opcję Fixed Current Mode.
 WORKSPACE_ADVANCED_FIXEDCURRENT
 4. Ustawić wyjście prądowe na 4 mA.
 5. Zmierzyć prąd wyjściowy. 6. Otworzyć folder o nazwie Details. 7. Wybrać opcję Trim DAC Zero i wprowadzić zmierzoną wartość prądu wyjścia. 8. W folderze Diag kliknąć dwukrotnie opcję Fixed Current Mode i wstawić wartość prądu wyjścia jako 20 mA. 9. Zmierzyć prąd wyjścia. 10. W folderze Details kliknąć dwukrotnie opcję Trim DAC Gain i wstawić zmierzoną wartość prądu wyjściowego. 11. W folderze Diag kliknąć dwukrotnie opcję Fixed Current Mode i ustawić wartość prądu wyjścia na 0 mA w celu opuszczenia trybu Fixed Current.
 Rosemount - model 3300 Kalibracja pomiaru poziomu i odległości
 Podczas kalibracji przetwornika należy zwrócić uwagę aby powierzchnia produktu była spokojna a sam zbiornik nie był w trakcie napełniania lub opróżniania. Pełna kalibracja dokonywana jest w dwu etapach: 1. Kalibracja pomiaru Odległośći (Distance) przez ustawienie parametru Uchybu Kalibracji (Calibration Offset). 2. Kalibracja pomiaru Poziomu (Level) przez ustawienie Wysokości Odniesienia Sondy (Reference Gauge Height).
 Kalibracja odległości 1. Zmierzyć aktualną odległość pomiędzy Górnym Punktem Odniesienia (Upper Reference Point) a powierzchnią produktu. 2. Ustawić wartość Calibration Offset tak aby Odległość (Distance) mierzona przez przetwornik odpowiadała aktualnej odległości. Parametr Calibration Offset jest dostępny poprzez sekwencję klawiszy komunikatora HART [1,4,6,4] lub w programie RCT : otworzyć obszar Advanced w pasku Project i wybrać kolejno Device Commands>Basics>Set Calibration Offset.
 Kalibracja poziomu 1. Zmierzyć aktualny Poziom Produktu. 2. Ustawić wartość Wysokość Odniesienia Sondy (Reference Gauge Height) tak aby mierzony Poziom Produktu (Product Level) odpowiadał aktualnemu poziomowi.
 CALIBRATE_DISTANCE
 CALIBRATE_LEVEL
 Rys. 6-7. Kalibracja odległości i poziomu
 Wysokość odniesienia sondy Poziom
 PROBE CHANGE FL/PROBE CHANGE THREAD
 Głowica sondy Nakrętka
 1. Odkręcić nakrętkę. 2. Odłączyć starą sondę od obudowy przetwornika i zamontować nową sondę. 3. Dokręcić ponownie nakrętkę.
 4. Jeżeli typ nowej sondy nie jest identyczny z oryginalną sondą należy uaktualnić konfigurację przetwornika przez wstawienie parametru Typ Sondy (Probe Type) z właściwą wartością: poprzez komunikator HART - sekwencja klawiszy [1, 3, 6], lub w programie RCT Setup/Tank Config. 5. Zmierzyć długość sondy i wprowadzić mierzoną wartość: poprzez komunikator HART - sekwencja klawiszy [1, 3, 5], lub w programie RCT Setup/Tank Config. 6. Sprawdzić czy przetwornik został skalibrowany. UWAGA Sondy Sztywne (Rigid) i Elastyczne (Flexible) wymagają innej elektroniki radaru i nie mogą być używane w takiej samej obudowie przetwornika.
 Rosemount - model 3300 Zakłócenia w górnej części zbiornika
 W przypadku pojawiania się problemów z pomiarami w górnej części zbiornika może okazać się konieczne zniesieniezakresu pomiarów w tym obszarze. Problemy mogą pojawić się w przypadku zbyt małej średnicy rury wlotowej lub obecności zakłócających obiektów w pobliżu sondy. Stosując parametr Górnej Strefy Zerowej (Upper Null Zone) zmniejsza się zakres pomiarowy w tym obszarze przez odrzucenie pomiarów powyżej oznaczonego poziomu.
 Rys. 6-8. Górna strefa zerowa
 UPPERNULLZONE
 W celu ustawienia Górnej Strefy Zerowej (Upper Null Zone) należy kolejno: 1. Wybrać polecenia Komunikatora HART wg sekwencji klawiszy [1,4,4,5]. 2. Wprowadzić wymaganą wielkość. lub 1. Uruchomić program Radar Configuration Tool (RCT). 2. Kliknąć ikonę Setup w polu polecenia Project. 3. Wybrać opcję Tank Config w oknie Setup. 4. Kliknąć przycisk Receive Page. 5. Wpisać wartość w polu Górnej Strefy Zerowej (Upper Null Zone). 6. Kliknąć przycisk Send Page. Teraz Górne Strefa Zerowa (Upper Null Zone) jest zapisana w pamięci przetwornika. Rys. 6-9. Stosowanie Wykresu Sygnału w programie RCT do ustawiania Górnej Strefy Zerowej (Upper Null Zone)
 WAVEFORMPLOT_UNZ
 Ustawienia progowe amplitudy
 Rosemount - model 3300 Progi amplitudy ustawiane są automatycznie do właściwych wartości w celu filtrowania szumów i innych nieistotnych pomiarów z sygnału pomiarowego. Amplituda sygnału pomiarowego tj.amplituda sygnału odbitego od powierzchni produktu jest związana z aktualna stałą dielektryczną produktu. Stosowany przez przetwornik próg amplitudy jest oparty na parametrycznej konfiguracji stałej dielektrycznej rzeczywistego parametru.(patrz Rozdział 4:Konfiguracja podstawowa). Zwykle nie jest potrzebna inna nastawa progu ale jeśli przetwornik nie śledziwłaściwie powierzchni produktu może być konieczne ustawienie wartości progu. Program Radar Configuration Tool (RCT) posiada funkcję wykresu pozwalająca użytkownikowi na śledzenie odbić wzdłuż sondy. Jeśli próg amplitudy jest zbyt wysoki wtedy powierzchnia produktu nie jest wykrywana jak pokazano na rys. 6-10.
 T2 jest wyższy niż pik poziomu
 Distance (samples)
 WAVEFORMPLOT THRESHOLD HIGH
 Rys. 6-10. Przykład 1: próg amplitudy T2 jestzbyt wysoki.
 Rys. 6-11. Przykład 2:Próg amplitudy T2 jest zbyt niski.
 Echo zakłócające błędnie rozpoznane jako powierzchnia produktu
 Powierzchnia rzeczywista T3
 WAVEFORMPLOT THRESHOLD LOW
 Jeśli w zbiorniku znajdują się obiekty zakłócające wtedy próg musi być ustawiony starannie w celu uniknięcia blokowania na niewłaściwym piku amplitudy. W sytuacji przedstawionej na rys. 6-11 przetwornik został zablokowany na piku powyżej rzeczywistej powierzchni produktu, tzn. zakłócenie zostało zinterpretowane jako powierzchnia produktu natomiast rzeczywista powierzchnia produktu została rozpoznana jako granica faz lub końcówka sondy.
 Rys. 6-12. Wykres postaci sygnału po nastawianiu progu T2.
 Po nastawieniu T2 powierzchnia produktu jest rozpoznawana właściwie
 WAVEFORMPLOT THRESHOLD ADJUSTED
 Po nastawieniu progu amplitudy T2 powierzchnia produktu jest wykrywana właściwie jak pokazuje rys. 6-12.
 W celu nastawienia progów amplitudy wybrać w komunikatorze HART sekwencję klawiszy [1,4,6,2] lub 1. Uruchomić program Radar Configuration Tool (RCT). 2. Wybrać opcję Device Commands z menu View. 3. Otworzyć folder Details. 4. Kliknąć opcję Set Nominal Thresholds. Progi T2 i T3 powinny być ustawione na poziomie ok. 50% wielkości amplitudy sygnału pomiarowego dla pików odpowiednio powierzchni produktu i granicy faz. UWAGA Wartości progów amplitudy nie powinny być niższe niż 3. UWAGA Sprawdzić czy ustawienie parametru stałej dielektrycznej jest odpowiednio zbliżone do wartości rzeczywistej stałej dielektrycznej górnego produktu przed zmianą progów amplitudy. UWAGA Domyślne progi Amplitudy można ustawić przez wpisanie wartości 0 jako nowej wartości progu.
 W celu rozpoczęcia rejestrowania należy kolejno:
 RCT-MONITOR
 1. Kliknąć ikonę Monitor na polu roboczym programu RCT lub wybrać opcję Monitor z menu polecenia View.
 Start monitoringu
 Przedział rejestracji
 :Licznik
 Start rejestracji na dysku
 2. Wybrać zmienne, które mają być monitorowane i kliknąć przycisk Start .
 Zapisywanie rejestru na dysk 1. Wybrać zmienne, które mają być monitorowane. 2. Kliknąć przycisk Log interval (Przedział rejestracji) i wprowadzić wartoć przedzuiału czasu. Np. wpisanie liczby 10 oznacza, że wybrano rejestrację danych co 10 sekund. 3. 3.Kliknąć przycisk Counter (Licznik) i wpisać największą liczbę plików do zapamiętania. Użycie przycisku (Licznik) wprowadza ograniczanie ilości danych zapisywanych na twardym dysku. Gdy osiągana jest maksymalna ilość pozycji w pliku rejestru zapamiętywany jest bieżący plik rejestru i tworzony jest nowy. Ta procedura kontynuowana jest aż do maksymalnej ilości plików zadanych przez wartość Licznika (Counter). Wielkość pliku ograniczona jest do 60000 pozycji, co umożliwia jego łatwą obsługę za pomocą arkuszy kalkulacyjnych takich jak MS Excel. 4. 4.Wybrać wymagane opcje dla Timer, Time i Date. Przez zaznaczenie odpowiedniego pola zapamiętywane jest wskazanie odpowiadającego czasu dla każdej pozycji rejestru w pliku rejestrowym. 5. Kliknąć przycisk Start disk logging
 (Początek rejestracji na dysku).
 6. Wybrać folder przeznaczenia i wprowadzić nazwę pliku.
 Rosemount - model 3300 Zapamiętywanie konfiguracji przetwornika
 Program Radar Configuration Tool oferuje różne metody zapamiętywania bieżącej konfiguracji przetwornika: •
 Zapis wyłącznie konfiguracji wyszczególnionej w okienku Setup.
 Użycie bardziej rozszerzonej funkcji w okienku Memory Map.
 Można stosować plik pamiętania konfiguracji jako kopii bieżącej konfiguracji lub może być przekazywany w celu obsługi. Do zapamiętania bieżącego ustawienia przetwornika należy kolejno: 1. Kliknąć ikonę Setup na polu roboczym programu RCT lub wybrać opcje Setup z menu View w celu otwarcia okienka Setup.
 RCT-SETUP_BASICS_SAVESETUP
 Zapamiętanie ustawienia
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję Receive All lub wybrać opcje Receive All z menu Setup. Alternatywnie można użyć opcji Receive Page na każdej indywidualnej stronie. UWAGA! Wszystkie strony muszą być odebrane przez zapisaniem ustawienia przetwornika.
 RCT-SAVESETUPFILE
 3. Kliknąć prawy przycisk myszki i wybrać opcję Save Setup.
 Rosemount - model 3300 4. Wybrać folder przeznaczenia i wprowadzić nazwę pliku. 5. Kliknąć przycisk Save. Załadowanie setup
 Otwarcie Setup
 1. Kliknąć ikonę Setup w polu roboczym programu RCT lub wybrać opcję Setup z menu File.
 2. W oknie Setup kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Open Setup lub z menu File wybrać opcję Open Setup. 3. Otworzyć folder źródłowy i wybrać żadany plik setup. 4. Kliknąć przycisk Open.
 Mapa pamięci Okno Mapy Pamięci (Memory Map) pozwala przejrzeć rejestry bazy danych podłączonego przetwornika. Możliwe jest również zapamiętanie bieżącej bazy danych w celu utworzenia kopii lub celów serwisowych oraz możliwe jest także załadowanie rezerwowej bazy danych do przetwornika. W celu zapisania danych konfiguracyjnych w oknie Memory Map należy kolejno: 1. Uruchomić program RCT. 2. Wybrać opcję View>Memory lub kliknąć ikonę Memory Map w polu roboczym programu RCT ( sekcja Advanced po lewej stronie okna pola roboczego). 3. Wybrać opcję All EE z rozwiniętej listy. 4. Kliknąć przycisk Receive. (Odczytanie bazy danych może zająć kilka minut). 5. Kliknąć prawy przycisk myszki i wybrać opcję Save Memory As ( Zapisać Pamięć Jako). 6. Wpisać żądaną nazwę pliku i kliknąć przycisk OK. Teraz zapamiętana jest bieżąca baza danych. W celu uzyskania dalszych informacji o otwieraniu i zapamiętywaniu bazy danych oraz załadowywania bazy danych do przetwornika należy otworzyć Online Help w programie RCT.
 Rosemount - model 3300 Zdejmowanie głowicy przetwornika
 1. Poluźnić nakrętkę łączącą obudowę obudowę przetwornika z Uszczelką Procesową.
 WERSJA KOŁNIERZOWA
 TRANSMITTER HOUSING REMOVE
 Nakrętka Położyć tutaj wkładkę ochronną!
 Uszczelka procesowa
 TRANSMITTER HOUSING THREAD REMOVE
 WERSJA GWINTOWANA
 2. Ostrożnie podnieść głowicę przetwornika. 3. Zamocować wkładkę ochronną na Uszczelce Procesowej
 UWAGA Nie wolno usuwać uszczelki procesowej z łącznika!
 Nakrętka Połóż tutaj nakładkę ochronną! Uszczelka procesowa
 KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE Określanie niesprawności
 Jeżeli stwierdzono wadliwe działanie układu pomimo braku komunikatów diagnostycznych należy zapoznać się z Tabelą 6-1 w celu określenia przyczyn niesprawności.
 Tabela 6-1. Tablica określania niesprawności Stwierdzona niesprawność Brak komunikacji HART.
 Możliwa przyczyna • Konfiguracja portu COM nie odpowiada przyłączonemu portowi COM. • Przewody mogą być rozłączone. • Stosowany jest nieprawidłowy adres HART. • Uszkodzenie przetwornika.
 Wyjście Analogowe jest ustawione w pozycji Alarm. Wykrywane są parametry P2 i P3 lecz Poziom Granicy Faz (Interface Level) jest przekazywany jako Not a Number (NAN) w wykresie postaci sygnału. Zarówno Poziom (Level) jak i Interface Level (Poziom Granicy Faz) są przekazywane jako NAN ( Bez Numeru).
 Wykrywane są P2 i P3 ale poziom granicy faz jest równy Poziomowi Produktu.
 Tryb Pomiaru (Measurement Mode) jest wybrany jako "Level Only" (Tylko Poziom) Sonda nie jest podłączona.
 • ·P3 jest identyfikowany jako podwójne odbicie. • P2 i P3 znajdują się bardzo blisko siebie.
 Zalecane działanie • Sprawdzić czy wybrany jest właściwy port COM w serwerze HART (patrz "Określanie portu COM" na str. 4-14). • Sprawdzić schemat okablowania. • Sprawdzić obecność opornika 250 Ohm w pętli. • Sprawdzić przewody. • Upewnić się, że użyto właściwego skróconego adresu HART. Spróbować wybrać adres=0. • Skontrolować wartość prądu Wyjścia Analogowego w celu sprawdzenia pracy przetwornika. Zastosować polecenie "Read Gauge Status" (Odczyt Statusu Czujnika) w celu sprawdzenia aktywnych błędów. Wybrać Tryb Pomiaru (Measurement Mode) jako "Level and Interface" (Poziom i Granica Faz) - patrz "Konfiguracja podstawowa" na str. 4-. Zastosować polecenie "Read Gauge Status" i sprawdzić, czy aktywny jest błąd "Probe Failure" (Uszkodzenie Sondy) . Przy potwierdzeniu sprawdzić podłączenie sondy. Ustawić progi T2 i T3 , patrz "Ustawienia progowe amplitudy" w celu dalszych informacji. Zastosować polecenie "Read Gauge Status" i sprawdzić czy aktywne jest ostrzeżenie "Probe immersed" (Zanurzona Sonda). Przy potwierdzeniu sprawdzić czy: • przetwornik jest skonfigurowany z właściwym typem sondy. • Impuls Odniesienia (P1) znajduje się poniżej progu amplitudy T4. Jeśli nie ustawić T4 na właściwą wartość.
 Wykrywany jest P2 ale Level (Poziom) jest niewłaściwe przekazywany jako Full (Pełny) lub Empty (Pusty)..
 Impuls Odniesienia nie jest wykrywany.
 • Zbiornik jest pełny. • Przetwornik jest skonfigurowany z niewłaściwym typem sondy. • Zła jest wartość progu amplitudy T1.
 • Sprawdzić poziom produktu. • Sprawdzić prawidłowość konfiguracji sondy. • Sprawdzić wartość progu amplitudy T1.
 Dokładność pomiaru poziomu nie jest dotrzymana.
 • Błąd konfiguracji.
 • Sprawdzić parametr Wysokości Odniesienia Sondy. • Sprawdzić informacje statusu i diagnostyki.
 Nie działa zintegrowany wyświetlacz.
 • Sprawdzić konfigurację wyświetlacza. • Sprawdzić pętlę zasilania. • Sprawdzić przyłączenie Wyświetlacza. 6-19
 Rosemount - model 3300 Błędy.
 Tabela 6-2 przedstawia listę komunikatów diagnostycznych, które mogą być wyświetlane na zintegrowanym wyświetlaczu przetwornika, na komunikatorze HART 275 , w programie AMS lub za pomocą oprogramowania RCT. Błędy zwykle prowadzą do powstania alarmu na Wyjściu Analogowym.
 TRANSMITTERMALFUNCTION
 Błędy wykazywane są w programie RCT jako komunikat "Transmitter malfunction":
 W celu przejrzenia informacji o błędzie należy kolejno: •
 Kliknąć ikonę "Read Gauge Status" w pasku narzędzi w górnej części pola roboczego programu RCT.
 1. Otworzyć pole Advanced w polu roboczym paska Project programu RCT i kliknąć ikonę Device Commands lub wybrać opcje Device Commands z menu View. 2. Otworzyć katalog o naziwe Diag i dwukrotnie kliknąć opcję Read Gauge Status.
 Tabela 6-2. Komunikaty błędów. Message
 Invalid configuration. (Niewłaściwa konfiguracja)
 Co najmniej jeden z parametrów konfiguracji znajduje się poza dozwolonym zakresem.UWAGA: stosowane są wartości domyślne aż do rozwiązania problemu.
 RAM failure was detected during startup test. (Wykryto uszkodzenie pamięci RAM podczas testu uruchomienia.) FPROM failure was detected during startup test. (Wykryto uszkodzenie EPROM podczas testu uruchomienia.) Waveform acquisition failure. (Uszkodzenie odbioru sygnału.) EEPROM factory checksum. (Fabryczna suma kontrolna EEPROM.)
 Przetwornik wykonuje natychmiastowy reset..
 Skontaktować się z Działem Serwisu Rosemount.
 Przetwornik wykonuje natychmiastowy reset.
 Skontaktować się z Działem Serwisu Rosemount..
 Ten błąd prawdopodobnie jest spowodowany uszkodzeniem urządzenia. Błąd sumy kontrolnej w parametrach fabrycznej konfiguracji. Może być spowodowany uszkodzeniem zasilania podczas konfigurowania lub błędem urządzenia. UWAGA: stosowane są wartości domyślne aż do rozwiązania problemu. Spowodowany przez błąd w parametrach Konfiguracji Użytkownika. Może być spowodowany uszkodzeniem zasilania podczas konfigurowania lub błędem urządzenia. UWAGA: stosowane są wartości domyślne aż do rozwiązania problemu.
 Skontaktować się z Działem Serwisu Rosemount. Skontaktować się z Działem Serwisu Rosemount..
 EEprom user checksum error. (Bład sumy kontrolnej EEPROMu użytkownika
 Software error. (Błąd oprogramowania) Probe failure. (Uszkodzenie sondy)
 Sonda nie jest wykrywana przez system
 • Załadować domyślną bazę danych i ponownie uruchomić przetwornik. • Skontaktować się z Działem Serwisu Saab Rosemount, jeżeli problem nie ustąpi.
 • Załadować domyślną bazę danych i ponownie uruchomić przetwornik. • Jeśli problem trwa nadal - skontaktować się z Działem Serwisu Saab Rosemount. Skontaktować się z Działem Serwisu Rosemount. Sprawdzić, czy sonda jest prawidłowo zamontowana.
 Rosemount - model 3300 Tabela 6-3 prezentuje listę komunikatów diagnostycznych, które mogą być wyświetlane na Zintegrowanym Wyświetlaczu, na Komunikatorze HART 275 lub w programie Radar Configuration Tools (RCT). Ostrzeżenia są mniej groźne niż błędy i w wielu przypadkach nie prowadzą do alarmów w sygnale wyjścia analogowego. Ostrzeżenia wykazywane są jako komunikaty w dolnej części pola roboczego programu RCT. W celu przeczytania treści ostrzeżenia należy kolejno: •
 Kliknąć ikonę Read Gauge Status na pasku narzędzi w górnej części pola roboczego programu RCT.
 1. Otworzyć pole Advanced w pasku Project na polu roboczym RCT i kliknąć ikonę Device Commands, lub wybrać opcje Device Commands z menu polecenia View. 2. Otworzyć katalog o nazwie Diag i dwukrotnie kliknąć opcję Read Gauge Status.
 Tabela 6-3. Komunikaty ostrzeżeń. Komunikat Reference pulse not found. (Nie znaleziono impulsu odniesienia.)
 No level pulse is found. (Nie znaleziono impulsu poziomu.)
 Interface pulse not found. (Nie znaleziono impulsu granicy faz.)
 Internal temperature out of range. (Temperatura wnętrza poza dopuszczalnym zakresem.) Volume computation warning. (Ostrzeżenie przy obliczaniu objętości.)
 Immersed probe. (Sonda zanurzona.)
 Opis Możliwa przyczyna: • Impuls odniesienia -zanurzenie w cieczy o wysokiej stałej dielektrycznej. • Niewłaściwy poziom progu T1. • Błąd w urządzeniu. Możliwa przyczyna: • Niewłaściwy poziom progu T2. • Poziom cieczy znajduje się w Strefie Martwej lub poniżej końca sondy Możliwa przyczyna: • Niewłaściwy poziom progu T3. • Poziom granicy faz jest zbyt blisko poziomu górnego produktu. • Nie wykrywany jest impuls poziomu. -40 oC<Temperatura wnętrza<85 oC.
 Zalecane działanie • Przejrzeć wykres postaci sygnału i sprawdzić poziom progu amplitudy T1. • Sprawdzić czy zbiornik nie jest przepełniony.
 • Przejrzeć wykres postaci sygnału i sprawdzić poziom progu amplitudy T2.
 • Przejrzeć wykres postaci sygnału i sprawdzić poziom progu amplitudy T3.
 • Błąd konfiguracji Objętości. • Błąd tabeli przybliżeń paskowych
 • Sprawdzić czy wybrano właściwy typ zbiornika dla konfiguracji objętości. • Sprawdzić czy poprawne są wymiary zbiornika wprowadzone dla objętości. • Przy stosowaniu tabeli przybliżeń paskowych sprawdzić wprowadzone punkty poziomu dla objętości.
 • Niewłaściwy poziom progu T4. • Impuls odniesienia - zanurzony w cieczy..
 • Przejrzeć wykres postaci sygnału i sprawdzić poziom progu amplitudy T4.
 Instrukcja obsĹ‚ugi 00809-0100-4811, Rev AA Marzec 2004
 Dane Techniczne Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-1 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-3 Informacje zamówieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-8
 DANE TECHNICZNE Ogólne Produkt
 Zasada pomiaru Warunki odniesienia Moc wyjścia mikrofalowego Znak CE
 Radarowy miernik falowodowy poziomu i granicy faz model 3300; Model 3301 - do pomiaru poziomu (pomiar poziomu granicy faz jest możliwy dla całkowicie zanurzonych sond). Model 3302 - do pomiaru poziomu i granicy faz. Pomiar czasu odbicia - Time Domain Reflectometry (TDR). sonda dwuprzewodowa, 25 °C woda Nominalna 50 μW, Max. 2 mW. Stosuje się do odpowiednich dyrektyw (R&TTE, EMC, ATEX)
 Wyświetlacz / Konfiguracja Zintegrowany wyświetlacz
 Jednostki wielkości wyjściowych Zmienne wielkości wyjściowych
 Urządzenie HART do zdalnej konfiguracji Komputer PC dla zdalnej konfiguracji
 Zintegrowany wyświetlacz przełącza się pomiędzy wskazaniami następujących zmiennych: poziom, odległość, objętość, temperatura wewnętrzna, odległość granicy faz, poziom granicy faz, amplitudy pików, grubość warstwy granicy faz, procent zakresu, wartość prądu wyjścia analogowego. UWAGA! Zintegrowany Wyświetlacz nie może być stosowany dla celów konfiguracji.. Dla poziomu, granicy faz i odległości: stopy(ft), cale (inch), m, cm lub mm. Dla objętości: ft3, inch3, galony amer., galony bryt., baryłki, yd3, m3 lub l. Model 3301: Poziom, Odległość (do powierzchni produktu) i Objętość. Z całkowicie zanurzoną sondą : Poziom Granicy Faz i Odległość Granicy Faz.Model 3302: Poziom, Odległość (do powierzchni produktu), Objętość, Poziom Granicy Faz, Odległość Granicy Faz i Grubość Warstwy Górnego Produktu Obsługiwany ręcznie komunikator Rosemount HART model 275. Oprogramowanie Radar Configuration Tools.Oprogramowanie diagnostyczne AMS prod.Rosemount
 Dane elekktryczne Zasilanie
 Wyjście Sygnał alarmu Parametry iskrobezpieczeństwa Wejście kablowe Okablowanie wyjścia
 Zasilanie w pętli ( 2-przewodowe), 11-42 VDC (11-30 VDC w aplikacjach iskrobezpiecznych, 16-42 VDC w aplikacjach przeciwwybuchowych/ognioodpornych). analogowe 4 - 20 mA, HART. Standardowo: Niski=3.75 mA. Wysoki=21.75 mA. Namur NE 43: Niski=3.60 mA. Wysoki=22.50 mA. Ui = 30 V,li= 130 mA, Pi = 1 W, Li=0, Ci=0. 1⁄2 - 14 NPT dla dławików kablowych lub wejść kabli. Opcjonalnie: łącznik z gwintem M20 x 1.5 lub łącznik z gwintem PG 13.5. Skrętka ekranowana, 18-12 AWG..
 Dane mechaniczne Sondy
 Materiały stykające się z atmosferą wnętrza zbiornika Wymiary Odchylenie sondy Obudowa / osłona Kołnierze, gwinty Wysokośc przetwornika ponad kołnierz
 Koncentryczna: od 0,4 m (1,3 ft) do 6m (19,7 ft). Sztywna dwuprzewodowa: od 0,6 m (2 ft) do 3 m (9,8 ft). Elastyczna dwuprzewodowa: od 1 m (3,3 ft) do 20 m (65,6 ft). Sztywna pojedyncza: od 0,6 m (2 ft) do 3 m (9,8 ft). Elastyczna pojedyncza: od 1 m (3,3 ft) do 20 m (65,6 ft). Więcej danych - patrz "Informacje zamówieniowe" - strona A-8. Stal nierdzewna 316/316L SST (wg normy EN - 1.4404), teflon (PTFE, PFA) i materiały pierścieni O-ring ( patrz - informacje zamówieniowe). Patrz - " Rysunki wymiarowe" - strona A-3. od 0 do 90 stopni od osi pionowej. Aluminium pokryte farbą poliuretanową. Patrz "Informacje zamówieniowe" - strona A-8. Patrz "Informacje zamówieniowe" - strona A-3.
 Warunki otoczenia Temperatura otoczenia Temperatura procesowa Ciśnienie procesowe Wilgotność Stopień ochrony Bezpieczeństwo telekomunikacyjne (FCC i R&TTE) Plombowanie fabryczne Odporność na wibracje Kompatybilność elektromagnetyczna
 Wbudowne zabezpieczenie przed wyładowaniami elektycznymi Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych (PED) Umocowanie w zwykłych warunkach FM 3810, Certyfikat kotłowy - kanadyjski CSA B51-97
 -40 °C do +85 °C, zależnie od certyfikatu (patrz Załącznik B.Dla wyświetlacza LCD zakres temperatur wynosi: -20 °C do +85 °C. -40 °C do +150 °C. Próżnia do 580 psig ( -1 do 40 Bar). 0 - 100 % rwilgotności względnej NEMA 4X, IP 66. FCC part 15 (1998) subpart B and R&TTE (EU directive 97/23/EC). Tak. Normy DIN EN 60068-2-64, IEC 68-2-64, ANSI/ISA-571.03 SA1, VC2. Emisja i odporność: spełnia wymagania normy EN 61326-1 (1997) i poprawki A1, klasa A - urządzenia przeznaczone do stosowania w środowisku przemysłowym jeżeli zainstalowane są w metalowych zbiornikach lub wewnętrznych rurach uspokajających.Jeżeli sondy pojedyncze sztywne/ elastyczne i podwójne są montowane w silosach plastikowych lub drewnianych to pola elektromagnetyczne mogą mieć wpływ na jakość pomiaru. Spełnia wymagania normy EN 61000-4-4 Poziom intensywności 4 oraz normy EN 61000-4-5 Poziom intensywności 4. Odpowiada dyrektywie 97/23/EC artykuł 3.3 (potwierdzona przez DNV). Spełniony. Spełniony.
 Warunki pomiaru Dokładność w warunkach referencyjnych Powtarzalność Wpływa zmiany temperatury otoczenia Przedział aktualizacji danych Zakres pomiaru
 ± 5 mm dla sond ≤ 5 m oraz ± 0,1% mierzonej odległości dla sond > 5 m. ± 1 mm. Mniej niż 0.01 % mierzonej odległości na °C. 1 na sekundę od 0.1 m do 20 m.
 RYSUNKI WYMIAROWE Rys. A-1. Sztywna sonda dwuprzewodowa 6.8 (173)
 s60 2.7 (70)
 G 11⁄2 cala
 TWIN-LEAD_G/TWIN-LEAD-NPT1/TWIN-LEAD-NPT2
 1⁄2 - 14 NPT Opcjonalne łączniki: M20x1.5 PG13.5
 s50 2.7 (70)
 NPT 11⁄2 cala
 1.1 (27) A
 L ≤ 10 stóp (3 m)
 L ≤ 10 stóp (3 m) Ø 0.31 (8)
 Ø 0.31 (8)
 Ø 0.24 (6)
 Ø 0.24 (6) B
 6.8 (173) 4.3 (110)
 Strefy martwe B (cale/mm)
 2-2.8/50-70
 2.7 (70) A
 Ø 0.31 (8) Ø 0.24 (6) B 1.2 (31)
 TWIN-LEAD-FLANGE
 A (cale/mm)
 Wymiary podane są w calach (milimetrach).
 Rosemount - model 3300 Rys. A-2. Elastyczna sonda dwuprzewodowa 6.8 (173)
 FLEXTWIN-LEAD_G/FLEXTWIN-LEAD-NPT1/FLEXTWIN-LEAD-NPT2
 4.5 (113) 6.9 (174)
 L ≤ 65 stóp (20 m)
 L ≤ 65 stóp (20 m) Ø 0.16 (4)
 Ø 0.16 (4)
 Ø 0.16 (4) 3.5 (90)
 6.8 (173) 4.1 (104)
 4.3 (110) Strefy martwe A (cale/mm)
 B (cale/mm)
 11.8-15.7/300-400
 5.5-9.4/140-240
 Ø 0.16 (4) Ø 0.16 (4) 3.5 (90)
 FLEX-TWIN-LEAD-FLANGE
 Rys. A-3. Sonda koncentryczna 6.8 (173)
 COAX-LEAD_G/COAX-LEAD-NPT_1/COAX-LEAD-NPT_2
 L ≤ 20 stóp (6 m)
 B 1.1 (28)
 4.3 (110) Strefy martwe B (cale/mm)
 1.2-2/30-50
 COAX-LEAD-FLANGE
 Rosemount - model 3300 Rys. A-4. Elastyczna sonda pojedyncza 6.8 (173)
 G 1/11⁄2 cala
 NPT 1/11⁄2 cala
 FLEX-SINGLE-LEAD_G/FLEX-SINGLE-LEAD-NPT1/FLEX-SINGLE-LEAD-NPT2
 6.8 (173) 1⁄2 - 14 NPT Opcjonalne łączniki: M20x1.5 PG13.5
 Strefy martwe A (cale/mm)
 11.8-19.7/300-500
 7.9-10.6/200-270
 FLEX-SINGLE-LEAD-FLANGE
 Rys. A-5. Sztywna sonda pojedyncza 6.8 (173)
 RIGIDTWIN-LEAD_G/RIGIDTWIN-LEAD-NPT1/RIGIDTWIN-LEAD-NPT2
 L ≤ 65 stóp (20 m) Ø 0.32 (8)
 Ø 0.32 (8)
 7.9-13.8/200-350
 2-3.9/50-100
 RIGID-SINGLE-LEAD-FLANGE
 Rosemount - model 3300 INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE Przetwornik model 3301, Poziom w cieczach Model 3301 Kod H Kod A Kod 1 2 3 Kod S Kod 1 Kod V E K B Kod
 Opis produktu Radarowy Przetwornik Falowodowy Pomiaru Poziomu (pomiar granicy faz możliwy tylko przy całkowicie zanurzonej sondzie) Sygnał Wyjściowy 4-20 mA z protokołem komuniakcji HART Materiał obudowy Aluminium pokryte farbą poliuretanową Gwinty przyłączy przewodów / Gwinty wyjść kablowych 1⁄2 - 14 NPT łącznik M20x1.5 łącznik PG 13.5 Temperatura procesowa i ciśnienie procesowe -15 psi (-1 Bar) do 580 psi (40 Bar) @ 150 °C (1) Materiał konstrukcji: Przyłącze procesowe / Sonda 316 / 316L SST (EN 1.4404), Teflon (PTFE, PFA) Uszczelnienie, materiał O-ringów (skonsultować z fabryką inne materiały dla O-ringów) Viton Etylen, Propylen Kalrez 6375 Buna-N Typ sondy
 Sztywna dwuprzewodowa.
 Kołnierz lub gwint 1,5 cala
 Elastyczna dwuprzewodowa z obciążnikiem Koncentryczna
 Kołnierz, gwint 1 lub 1,5 cala
 Elastyczna pojedyncza z obciążnikiem Elastyczna pojedyncza z uchwytem
 Min: 0.6 m Max: 3 m Min: 1 m Max: 20 m Min: 0.4 m Max: 6 m Min: 0.6 m Max: 3 m Min: 1 m Max: 20 m Min: 1 m Max: 20 m
 5B Kod E M Kod xx Kod xx 3301
 Jednostka długości sondy Brytyjska (stopy, cale) Metryczna (metry, centymetry) Całkowita długość sondy(2) (stopy/m) 0-65 stóp lub 0-20 m Całkowita długość sondy(2) (cale/cm) 0-11 cali lub 0-99 cm H
 (kod cd na następnej stronie)
 (1) Ciśnienie nominalne dla uszczelnienia. Ostateczna wartość ciśnienia nominalnego zależy od wyboru kołnierza i O-ringu. (2) Obciążnik sondy jest dodany w miarę zastosowania. Należy podać wartość całkowitej długości sondy w stopach i calach lub metrach i centymetrach., zależnie od wybranej jednostki długości sondy (Patrz - Przykład przewodu). Jeżeli nieznana jest wysokość zbiornika proszę zaokrąglić z nadmiarem długość sondy przy zamawianiu - sondę można przyciąć do właściwej długości na stanowisku pomiarowym. Maksymalna dopuszczalna długość sondy jest określona warunkami procesowymi.
 Przyłącze procesowe - Wielkość/Typ (skonsultować z fabryką inne przyłącza procesowe)
 Kołnierze wg normy ANSI ze stali nierdzewnej 316 SST 2 cale ANSI, 150 lb AA 2 cale ANSI, 300 lb AB 3 cale ANSI, 150 lb BA 3 cale ANSI, 300 lb BB 4 cale ANSI, 150 lb CA 4 cale ANSI, 300 lb CB 6 cali ANSI, 150 lb DA Kołnierze wg DIN ze stali nierdzewnej 316L SST DN50, PN40 HB DN80, PN16 IA DN80, PN40 IB DN100, PN16 JA DN100, PN40 JB DN150, PN16 KA Przyłącza gwintowane RA RB SA SB Kod NA E1 E5 E6 I1 I5 I6 Kod
 gwint 1.5 cala NPT gwint 1 cal NPT gwint 11⁄2 cala BSP (G 11⁄2 cala) gwint 1 cal BSP (G 1 cal) Certyfikaty do pracy w warunkach zagrożonych Brak zagrożeń Atest ognioszczelności ATEX Atest przeciwwybuchowości Factory Mutual (Atest FM) Atest przeciwwybuchowości Canadian Standard Association (CSA) Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Atest FM iskrobezpieczeństwa i niepalności Atest CSA iskrobezpieczeństwa i niepalności Opcje
 Zintegrowany wyświetlacz cyfrowy M1 Przywieszka kodu kreskowego z numerem punktu i numerem zamówienia BT Test hydrostatyczny P1 Spełnia wymagania materiałowe NACE MR 01-75(1) N2 Cx - Specjalna konfiguracja (oprogramowanie) Konfiguracja fabryczna na życzenie (wymagany arkusz konfiguracji danych z zamówieniem) C1 Alarm Namur i poziomów nasycenia, poziom wysoki alarmu C4 Alarm Namur i poziomów nasycenia, poziom niski alarmu C5 Niski poziom alarmu(2) (standardowy alarm Rosemount i poziomy nasycenia) C8 Qx - Specjalne Certyfikaty Q4 Q8
 Certyfikat danych kalibracyjnych Certyfikat przebiegu badania materiałowego - norma EN 10204 3.1B(3)
 (1) Możliwe dla sondy typ 3A i 4A. (2) Standardowo alarm ustawiony jako wysoki. (3) Opcja możliwa dla części zanurzonych podlegających ciśnieniu procesowemu
 Przykład kodu modelu: 3301-H-A-1-S-1-V-1A-M-02-05-AA-I1-M1C1. E-02-05 w kodzie modelu oznacza sondę o długości 2stopy 5 cali. M-02-05 w kodzie modelu oznacza sondę o długości 2.05 m.
 Rosemount - model 3300 Przetwornik model 3302 , Poziom i Granica Faz w Cieczach Model 3302 Kod H Kod A Kod 1 2 3 Kod S Kod 1 Kod V E K B Kod
 Opis produktu Wielofunkcyjny Radarowy Przetwornik Falowodowy Pomiaru Poziomu i Granicy Faz Sygnał Wyjściowy 4-20 mA z protokołem komuniakcji HART Materiał obudowy Aluminium pokryte farbą poliuretanową Gwinty przyłączy przewodów / Gwinty wyjść kablowych 1⁄2 - 14 NPT łącznik M20x1.5 łącznik PG 13.5 Temperatura procesowa i ciśnienie procesowe -15 psi (-1 Bar) to 580 psi (40 Bar) @ 302 °F (150 °C) (1) Material of Construction: Process Connection/Probe 316 / 316L SST (EN 1.4404), Teflon (PTFE, PFA) Uszczelnienie, materiał O-ringów (skonsultować z fabryką inne materiały dla O-ringów) Viton Etylen, Propylen Kalrez 6375 Buna-N Typ sondy
 Elastyczna dwuprzewodowa z obciążnikiem Koncentryczna dla pomiarów granicy faz
 Min: 0.6 m Max: 3 m Min: 1 m Max: 20 m Min: 0.4 m Max: 6 m
 3B Kod E M Kod xx Code xx 3302
 (kod cd.na następnej stronie)
 Kołnierze wg normy ANSI ze stali nierdzewnej 316 SST 2 cale ANSI, 150 lb AA 2 cale ANSI, 300 lb AB 3 cale ANSI, 150 lb BA 3 cale ANSI, 300 lb BB 4 cale ANSI, 150 lb CA 4 cale ANSI, 300 lb CB 6 cali ANSI, 150 lb DA Kołnierze wg DIN ze stali nierdzewnej 316L SST DN50, PN40 HB DN80, PN16 IA DN80, PN40 IB DN100, PN16 JA DN100, PN40 JB DN150, PN16 KA Przyłącza gwintowane RA SA Kod NA E1 E5 E6 I1 I5 I6 Kod
 gwint 1.5 cala NPT gwint 11⁄2 cala BSP (G 1 ̋ cala) Certyfikaty do pracy w warunkach zagrożonych Brak zagrożeń Atest ognioszczelności ATEX Atest przeciwwybuchowości Factory Mutual (Atest FM) Atest przeciwwybuchowości Canadian Standard Association (CSA) Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Atest FM iskrobezpieczeństwa i niepalności Atest CSA iskrobezpieczeństwa i niepalności Opcje
 Przykład kodu modelu: 3302-H-A-1-S-1-V-1A-M-02-05-AA-I1-M1C1. E-02-05 w kodzie modelu oznacza sondę o długości 2stopy 5 cali. M-02-05 w kodzie modelu oznacza sondę o długości 2.05 m.
 Certyfikaty dla stref zagrożonych wybuchem Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . strona B-1 Europejska dyrektywa Atex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B-2 Certyfikaty dla stref zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . strona B-4 Schematy połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B-6
 Procedury i instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnej ostrożności przez osoby je wykonujące. Informacje o czynnościach i sytuacjach stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo oznaczone są symbolem ostrzegawczym. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności oznaczonych tym symbolem należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie: Należy upewnić się, że robocze otoczenie przetwornika jest zgodne zwymaganiami zawartymi w otrzymanych certyfikatach dla stref zagrożonych wybuchem. Przed podłączeniem komunikatora HART w środowisku zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że wszystkie urządzenia pracujące w pętli są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem kiedy obwody zasilane są podłączone.
 OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie zaleceń bezpiecznego montażu i użytkowania może spowodować śmierć lub ciężkie zranienie: Należy upewnić się, że przetwornik jest montowany przez przeszkolony personel i zgodnie ze stosowanymi normami czynnościowymi. Należy używać urządzeń wyłącznie w sposób przedstawiony w tej instrukcji. W przeciwnym przypadku można doprowadzić do zniszczenia ochrony w pracy przetwornika. Nie należy wykonywać innych działań niż przedstawione w tej instrukcji chyba, że użytkownik został w tym zakresie przeszkolony.
 OSTRZEŻENIE Wysokie napięcie, które może być obecne na końcówkach przewodów może spowodować porażenie elektryczne: Należy zachować maksymalną ostrożność przy łączeniu przewodów i zacisków. Należy upewnić się, że zasilanie przetwornika radaru jest wyłączone oraz że podczas uruchamiania przetwornika przewody prowadzące do wszystkich zewnętrznych zasilań będą odłączone.
 EUROPEJSKA DYREKTYWA ATEX Iskrobezpieczeństwo
 Radarowy falowodowy miernik poziomu i granicy faz Rosemount model 3300, do którego dołączono poniższą tabliczkę został wyprodukowany z zachowaniem zaleceń Dyrektywy nr 94/9/EC wydanej przez Parlament i Radę Unii Europejskiej. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 100/1 w dniu 19 kwietnia 1994r.
 APPROVALS-ATEX_BAS_I1/NAMEPLATE
 Rys. B-1. Tabliczka certyfikatu ATEX (BASEEFA) i tabliczka znamionowa
 Poniższa informacja jest częścią treści tabliczki znamionowej przetwornika: •
 Nazwa i adres producenta ( Rosemount) .
 Pełny numer modelu
 Oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej:
 EEx ia IIC T4 (-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C) Ui=30 V Ii=130 mA Pi=1 W Ci=0, Li=0
 numer certyfikatu BASEEFA ATEX: BAS02ATEX1163X
 Specjalne warunki bezpiecznego użytkowania (X): Urządzenie nie spełnia wytrzymałości testu 500V, zdefiniowanego w rozdziale 6.4.12 normy europejskiej 50020. Ten fakt musi być uwzględniony podczas montażu urządzenia. B-2
 Rosemount - model 3300 Radarowy falowodowy miernik poziomu i granicy faz Rosemount model 3300, do którego dołączono poniższą tabliczkę został wyprodukowany z zachowaniem zaleceń Dyrektywy nr 94/9/EC wydanej przez Parlament i Radę Unii Europejskiej. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 100/1 w dniu 19 kwietnia 1994r. .
 APPROVALS-ATEX_KEMA_E1/NAMEPLATE
 Rys. B-2. Tabliczka ceryfikatu ATEX (KEMA) i tabliczka znamionowa
 Nazwa i adres producenta (Rosemount).
 EEx d [ia] IIC T6 (-40 °C <Ta < +75 °C)
 numer certyfikatu KEMA ATEX: KEMA 01ATEX2220
 Specjalne warunki bezpiecznego użytkowania (X): •
 Urządzenie nie spełnia wytrzymałości testu 500V, zdefiniowanego w rozdziale 6.4.12 normy europejskiej 50020. Ten fakt musi być uwzględniony podczas montażu urządzenia
 CERTYFIKATY DLA STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
 Radarowe falowodowe mierniki poziomu i granicy faz Rosemount model 3300, do których dołączono poniższe tabliczki zostały wyprodukowane z zachowaniem wymagań certyfikacyjnych agencji wymienionych poniżej.
 Certyfikaty fabryczne Factory Mutual (FM)
 Numer projektu: 3013394
 APPROVALS-FM_E5, FM_I5
 Rys. B-3. Tabliczki certyfikatu fabrycznego (FM)
 E5 Przeciwwybuchowość dla grupy I,strefa1, Podgrupy gazów B,C i D. Atest zapłonu pyłów dla grupa II/III, strefa1, podgrupy E,F i G, z przyłączeniami iskrobezpiecznymi dla grup I, II,III, strefy 1,podgrupy gazów A,B,C,D,E,F i G Klasa temperaturowa : T5 @ +85°C. Zakresy temperatur otoczenia: -40°C do +85°C Fabrycznie zaplombowane. I5
 Iskrobezpieczeństwo dla grup I,II,III, strefa 1, Podgrupy gazów A,B,C,D,E,F i G. Iskrobezpieczeństwo dla grupy I,Strefa O, AEX ia IIC T4 Ta=70°C. Klasa temperaturowa T4 przy temperaturze otoczenia max 70°C. Schemat połączeń nr 9150077-944. Atest niepalności dla grupy I, strefy 2, podgrup gazów A,B,C i D. Odpowiednie dla grup II,III, strefy 2, podgrup gazów A,B,C i D. Niepalność przy maksymalnych parametrach roboczych : 42 V, 25 mA. Klasa temperaturowa T4 przy max temperaturze otoczenia 70°C.
 Certyfikaty kanadyjskie Canadian Standards Association (CSA)
 Rosemount - model 3300 Certyfikat nr 2002.1250250.
 APPROVALS-CSA_E6, CSA_I6
 Rys. B-4. Tabliczka certyfikatu Canadian Standards Association (CSA)
 E6 Przeciwwybuchowość dla grupy I, strefa1, podgrupy gazów C i D. Atest zapłonu pyłów dla grupy II, strefa 1i 2, podgrupy G i pył węglowy. Atest zapłonu pyłów dla grupy III, strefy1, Lokalnie zagrożone wybuchem [Ex ia IIC T6]. Zakresy temperatur otoczenia: -40°C do +85°C Fabrycznie zaplombowane. I6
 Iskrobezpieczeństwo : Ex ia IIC T4 Iskrobezpieczeństwo dla grupy I, strefy 1, podgrupy gazów A,B,C i D. Klasa temperaturowa T4. Schemat połączeń nr 9150077-945. Niepalność dla grupy III, strefy 1, lokalnie zagrożone wybuchem. Niepalność dla grupy I, strefy 2 podgrup gazów A,B,C i D. Zakresy temperatur otoczenia:-40°C do +70°C.
 Rosemount - model 3300 SCHEMATY POŁĄCZEŃ
 Ten rozdział zawiera schematy połączeń elektrycznych zgodnie z dopuszczeniami fabrycznym Factory Mutual i Canadian Standards. Należy postępować zgodnie z podanymi poniżej zaleceniami montażu w celu uzyskania w instalowanych przetwornikach wymaganych w dopuszczeniach parametrów. W rozdziale tym znajdują się następujące schematy: Schemat Saab Rosemount 9150077-944, wersja 1: Schemat połączeń procesowych dla instalacji urządzeń posiadających dopuszczenie FM iskrobezpieczeństwa do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Schemat Saab Rosemount 9150077-945, wersja 1: Schemat połączeń procesowych dla instalacji urządzeń posiadających dopuszczenie CSA do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem.
 APPROVALS/077-945-1
 GU-PO
 1 ST ANGLE
 CH. ORDER No
 The copyright/ownership of this document is and will remain ours. The document must not be used without our authorization or brought to the knowledge of a third party. Contravention will be prosecuted. Saab Marine Electronics AB, Sweden
 9150 077-944
 for hazardous location installation of Intrinsically Safe FM approved apparatus
 SYSTEM CONTROL DRAWING
 Vmax(Ui) <= 30 V, Imax(Ii) <= 130 mA Ci = 0 nF, Li = 0 uH, Pi <= 1 W
 Entity Parameters :
 T4 (-40 <= Ta <= 70 deg C)
 Intrinsically Safe Apparatus for use in Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4
 FINISH, UNLESS OTHERWISE STATED:
 0139 3300
 ACCOCIATED APPARATUS
 FM Approved Product No revisions to this drawing without prior Factory Mutual Approval.
 To prevent ignition of flammable or combustible atmospheres, read , understand and adhere to the manufacturer's live maintenance procedures.
 The associated apparatus must be Factory Mutual Approved.
 SME-2917
 Resistance between Intrinsically Safe Ground and Earth Ground must be less than 1.0 ohm.
 Installations should be in accordance with ANSI/ISA-RP12.6 "Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous Locations" and the National Electric Code (ANSI/NFPA 70).
 Dust-Tigth seal must be used when installed in Class II and Class III environments.
 Control equipment connected to the barrier must not use or generate more than 250 Vrms or Vdc.
 Associated apparatus manufacturer's installation drawing muste be followed when installing this product.
 No revision to this drawing without prior Factory Mutual approval.
 The Entity concept allows interconnection of intrinsically safe apparatus to associated apparatus not specifically examined in combination as a system.The approved values of max. open circuit voltage (Voc or Vt) and max. short circuit current (Isc or It) and max. power (Voc x Isc / 4) or (Vt x It / 4), for the associated apparatus must be less than or equal to the maximum safe input voltage (Vmax), maximum safe input current (Imax), and maximum safe input power (Pmax) of the intrinsically safe apparatus. In addition, the approved max. allowable connected capacitance (Ca or Co) of the associated apparatus must be greater than the sum of the interconnecting cable capacitance and the unprotected internal capacitance (Ci) of the intrinsically safe apparatus, and the the approved max. allowable connected inductance (La or Lo) of the associated apparatus must be greater than the sum of the interconnecting cable inductance and the unprotected internal inductance (Li) of the intrinsically safe apparatus.
 ENTITY CONCEPT APPROVAL
 Rys. B-5. Schemat połączeń procesowych dla instalacji urządzeń posiadających certyfikat FM iskrobezpieczeństwa dopuszczający do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 D 130 mA
 Ii (Imax)
 APPROVALS/077-9451
 The positive power supply terminal shall be connected to the terminal designated "+SIG/COM" and the negative supply to the terminal designated "-SIG/COM".
 Installations in Canada shall be in accordance with the Canadian Electric Code.
 EX-CERTIFIED PRODUCT. No modifications permitted without reference to the Ex-certifying Authorities.
 Note : The entity parameters listed above apply only to associated apparatus with linear output !
 Ui (Vmax)
 INTRINSICALLY SAFE ENTITY PARAMETERS
 The Entity concept allows interconnection of intrinsically safe apparatus to associated apparatus not specifically examined in combination as a system. The approved values of max. open circuit voltage (Uo) and max. short circuit current (Io) and max. power (Uo x Io / 4), for the associated apparatus must be less than or equal to the maximum safe input voltage (Ui), maximum safe input current (Ii), and maximum safe input power (Pi) of the intrinsically safe apparatus. In addition, the approved max. allowable connected capacitance (Co) of the associated apparatus must be greater than the sum of the interconnecting cable capacitance and the unprotected internal capacitance (Ci) of the intrinsically safe apparatus, and the the approved max. allowable connected inductance (Lo) of the associated apparatus must be greater than the sum of the interconnecting cable inductance and the unprotected internal inductance (Li) of the intrinsically safe apparatus.
 0213 3300 WEEK
 GU-LN APPROVED BY
 9150077-945
 SYSTEM CONTROL DRAWING for hazardous location installation of CSA approved apparatus
 TRANSMITTER HEAD 3300 SERIES
 SME-2918
 Rosemount - model 3300 00809-0100-4811, Rev AA Marzec 2004
 Rys. B-6. Schemat połączeń procesowych dla instalacji urządzeń posiadających dopuszczenie CSA do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
 Komunikator HART Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona C-1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . strona C-1 Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona C-5 Podstawowe cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona C-6 Menu i Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona C-8
 Niniejszy załącznik zawiera podstawowe informacje o użyciu komunikatora HART z przetwornikiem Rosemount 3300 oraz opis klawiatury komunikatora HART, połączenia, opis struktury menu i przykłady sekwencji klawiszy "szybkiego wywołania". Szczegółowe informacje o użyciu i cechach Komunikatora HART zawarte są w Instrukcji Obsługi Komunikatora HART - nr dok. 00809-0100-4275. Niniejszy załącznik pozwoli zapoznać się użytkownikowi z Komunikatorem ale nie zastąpi on jego DTR.
 Procedury i instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnej ostrożności przez osoby je wykonujące. Informacje o czynnościach i sytuacjach stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo oznaczone są symbolem ostrzegawczym( ). Przed przystąpieniem do wykonywania czynności oznaczonych tym symbolem należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie: Należy upewnić się, że robocze otoczenie przetwornika jest zgodne ze stosownymi wymaganiami zawartymi w otrzymanych certyfikatach dla stref zagrożonych wybuchem. Przed podłączeniem komunikatora HART w środowisku zagrożonym wybuchem należy upewnić się że wszystkie urządzenia pracujące w pętli są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. Nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przyłączonego do zasilania w środowisku zagrożonym wybuchem.
 Nie przestrzeganie zaleceń bezpiecznego montażu i użytkowania może spowodować śmierć lub ciężkie zranienie: Należy upewnić się że przetwornik jest montowany przez przeszkolony personel. Należy używać urządzeń w sposób przedstawiony w tej instrukcji. W przeciwnym przypadku można doprowadzić do zniszczenia ochrony w pracy przetwornika. Nie należy wykonywać innych działań niż przedstawione w tej instrukcji chyba, że użytkownik został w tym celu przeszkolony. Rutynowo należy przestrzegać aby przetwornik 3300 i inne wyposażenie zbiornika były zamknięte przed wprowadzeniem do zbiornika.
 Rys. C-1. Struktura menu komunikatora HART
 1 Tag 2 Transmitter Units 3 Reranging 4 Ref Height 5 Probe Length 6 Probe Type 7 Vapor Dielectric 8 Product Dielectric 9 Measurement Mode - Upper Null Zone - Probe Angle - Max Up Prod Tkn
 1 Tank Type 2 Tank Diameter 3 Tank Height
 1 Entries Used 2 Max Entries 3 Lvl0 4 Vol0 5 Lvl1 6 Vol1 7 Lvl2 8 Vol2 9 Lvl3 Vol3
 Aby umożliwić pomiary objętości oparte na tabeli przybliżeń paskowych należy wybrać opcję "Strapping Table" dla typu zbiornika.
 Lvl9 Vol9
 1 AO 2 AO Alarm Type 3 Loop Test 4 D/A Trim 5 Scaled D/A Trim
 1 Poll addr 2 Num req preamps 3 Burst mode 4 Burst option
 Tabela C-1. Sekwencja klawiszy “szybkiego wywołania “ komunikatora HART Function Materiały konstrukcyjne Informacja o urządzeniu
 1, 4, 1, – 1, 4, 1
 Język obsługi wyświetlacza
 1, 4, 2, 2
 Wyświetlane zmienne
 Jednostki pomiaru poziomu
 Test pętli regulacyjnej
 Dolna wartość graniczna (LRV) (4 mA)
 Reset główny
 Adres w pracy sieciowej Zmienna procesowa (Primary Variable) Długość sondy Typ sondy Tłumienie zmiennej procesowej Stała dielektryczna produktu Wartości zakresu
 1, 4, 5, 2, 1 1, 1, 1, 1 1, 3, 5 1, 3, 6 1, 4, 4, 4 1, 3, 8 1, 3, 3, 2
 Tablica przybliżeń paskowych
 HART Fast Key
 Górna strefa zerowa (UNZ)
 Górna wielkość graniczna (URV) (20 mA)
 Stała dielektryczna oparów
 Ponowne odwzorowanie zmiennej (Remapping)
 Jednostki pomiaru objętości
 Rosemount - model 3300 Komunikator HART wymienia informacje z przetwornikami 3300 z poziomu sterowni, bezpośrednio od urządzenia lub dowolnego punktu końcowego w okablowaniu pętli. Komunikator HART powinien być połączony równolegle z przetwornikiem. Należy użyć portów przyłączenia pętli na tylnej ścianie komunikatora.( patrz Rys C-2). Przyłączenia są niespolaryzowane (obojętne). Nie wolno dokonywać przyłączenia do portu szeregowego lub do portu podłączenia opcjonalnej ładowarki NiCad w atmosferze wybuchowej..
 Rys. C-2. Tylny panel przyłączeń wraz z portem podłączenia opcjonalnej ładowarki NiCad
 Porty przyłączenia pętli
 Port przyłaczenia opcjonalnej ładowarki NiCad
 Przed przyłączeniem Komunikatora HART w atmosferze wybuchowej należy upewnić się, że urządzenia w pętli pomiarowej są zainstalowane zgodnie z praktyką okablowania urządzeń iskrobezpiecznych lub nieiskrzących. UWAGA Komunikator HART dla prawidłowej pracy potrzebuje minimum 250 ohm rezystancji w pętli pomiarowej. Komunikator nie mierzy bezpośrednio prądu w pętli pomiarowej. UWAGA Pętla musi być rozłączona do zainstalowania opornika 250 ohm.
 Rosemount - model 3300 PODSTAWOWE CECHY
 Klawiatura komunikatora HART zawiera klawisze akcji, funkcyjne, alfanumeryczne i klawisze przesunięcia.
 Rys. C-3. Komunikator HART 275
 Klawisze akcji
 Klawisze przesunięcia
 Klawisze akcji Jak widać na rys.C-3 klawisze akcji to sześć klawiszy niebieskich, białych i czarnych umieszczonych nad klawiszami alfanumerycznymi. Funkcja każdego klawisza opisana jest poniżej Klawisz ON/OFF Używa się tego klawisza do włączenia/wyłączenia komunikatora HART.Gdy komunikator jest włączony, szuka on przetwornika w pętli sygnałowej 4-20 mA. Jeżeli urządzenie nie jest znalezione na wyświetlaczu komunikatora pojawia się komunikat "No Device Found. Press OK." (Nie znaleziono urządzenia. Wciśnij OK.) Jeżeli znaleziono urządzenie kompatybilne z protokołem HART wyświetlane jest Online Menu z numerem identyfikacyjnym urządzenia i jego numer obiektowy. Klawisze kierunkowe Należy używać tych klawiszy do przesuwania kursora w górę, w dół, w lewoi w prawo. Klawisz "strzałka w prawo" wybiera również opcje menu a klawisz"strzałka w lewo" pozwala na powrót do menu poprzedniego.
 Rosemount - model 3300 Klawisz HOT Użycie tego klawisza zapewnia szybkie dotarcie do ważnych, zdefiniowanych przez użytkownika opcji podczas połączenia z urządzeniem kompatybilnym z HART. Naciśnięcie klawisza HOT włącza komunikator HART i wyświetla Menu klawisza HOT. Więcej informacji o definiowaniu Menu klawisza HOT patrz Instrukcja Obsługi Komunikatora HART. Klawisze funkcyjne
 W celu wykonania funkcji programowych używa się czterech klawiszy definiowalnych programem a umieszczonych poniżej wyświetlacza. Dla każdego danego menu, nad klawiszem funkcyjnym pojawia się etykieta. Przy przechodzeniu do różnych menu - nad klawiszami występują różne etykiety. Np. w menu umożliwiającym dostęp do pomocy online etykieta HELP może pojawić się nad klawiszem F1. W menu umożliwiającym dostęp do Home Menu, etykieta HOME może pojawić się nad klawiszem F3. Należy nacisnąć klawisz w celu aktywacji funkcji. Informacje szczegółowe dotyczące klawiszy funkcyjnych znajdują się w Instrukcji Obsługi Komunikatora HART. Klawisze alfanumeryczne i przesunięcia Klawisze alfanumeryczne wykonują dwie funkcje: szybki wybór opcji menu (odpowiada to "szybkiemu wywołaniu" w tym rozdziale) i wprowadzaniu danych. Rys. C-4. Klawisze alfanumeryczne i przesunięcia komunikatora HART
 Niektóre menu wymagają wprowadzania danych. Do wprowadzania danych do komunikatora HART należy używać klawiszy alfanumerycznych i przesunięcia (Shift). Przy wciśnięciu samego klawisza alfanumerycznego będącego w menu edycji - w środku klawisza pojawi się pogrubiony znak. Te duże znaki obejmują cyfry od 0 do 9, kropkę dziesiętną (.) i myślnik(-). W celu wprowadzenia znaku alfanumerycznego należy: 1. nacisnąć klawisz przesunięcia (Shift) odpowiadający pozycji potrzebnej litery na klawiaturze alfanumerycznej . 2. nacisnąć klawisz alfanumeryczny.
 Np. aby wprowadzić literę "R" nacisnąć wpierw klawisz przesunięcia (Shift) "w prawo" a potem klawisz "6" (patrz rys. C-5). Nie należy naciskać klawiszy jednocześnie lecz jeden po drugim. Rys. C-5. Sekwencja klawiszy wprowadzania danych
 Komunikator HART jest systemem sterowanym przez menu. Każdy ekran zawiera menu opcji, które mogą być wybierane lub zawiera wskazanie do wprowadzania danych, ostrzeżenia, komunikaty lub inne instrukcje. Główne menu Po włączeniu komunikatora pojawia się jedno z dwu menu: menu Online lub menu Main. Jeżeli komunikator podłączony jest do aktywnej pętli to znajduje urządzenie i wyświetla menu Online. Jeżeli nie jest podłączony do pętli to wyświetlana jest informacja, że nie znaleziono urządzenia. Po wciśnięciu OK. (F4) wyświetlane jest menu Main. Główne Menu zawiera poniższe opcje: •
 Offline - opcja Offline umożliwia dostęp do danych konfiguracji offline i funkcji symulacyjnych.
 Online - opcja Online szuka urządzenia i jeśli znajdzie wprowadza menu Online. Komunikacja Online z przetwornikiem 3300 automatycznie załadowuje bieżące dane czujnika do komunikatora HART.
 Transfer - opcja Transfer zapewnia dostęp do opcji przekazywania danych z Komunikatora HART (z pamięci) do Przetwornika 3300 (urządzenie) lub w kierunku odwrotnym.
 Frequency Device - opcja Frequency Device wyświetla wyjście częstotliwościowe i odpowiadające wyjście ciśnieniowe z przetworników prąd-ciśnienie.
 Utility - opcja Utility zapewnia dostęp do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD komunikatora HART i do ustawień automatycznego wyszukiwania w aplikacjach sieciowych o konfiguracji multi-drop.
 W celu wybrania opcji z menu można zastosować klawisze akcji i wybrać klawisz (strzałka w prawo) lub po prostu nacisnąć odpowiadający numer na klawiaturze alfanumerycznej dla opcji "szybkiego wybierania". Po wybraniu opcji menu głównegokomunikator dostarcza informacji potrzebnych do zakończenia operacji. W przypadku potrzeby dalszych informacji należy skorzystać z Instrukcji Obsługi Komunikatora HART.
 Rosemount - model 3300 Menu Online Menu Online może być wybrane z menu Main lub pojawi się automatycznie jeśli komunikator HART jest przyłączony do aktywnej pętli i może wykryć działający przetwornik 3300. Tryb online jest stosowany do bezpośredniego określania poszczególnego miernika, rekonfiguracji, zmiany parametrów, obsługi i innych funkcji. Gdy zmienne konfiguracyjne są zresetowane w trybie online, nowe ustawienia nie są aktywne do czasu wysłania informacji do przetwornika. W celu zaktualizowania zmiennych procesowych przetwornika 3300 należy nacisnąć klawisz SEND (F2) jeśli jest aktywny. UWAGA Menu Main może być dostępne z menu Online. Należy w tym celu nacisnąć klawisz akcji "strzałka w lewo" aby przerwać komunikację z przetwornikiem i aktywować opcje menu Main. “Szybkie sekwencje“ wybierania klawiszy komunikatora HART "Szybka sekwencja" wybierania klawiszy komunikatora HART umożliwia szybki dostęp online do zmiennych i funkcji przetwornika. Zamiast przechodzenia krok po kroku przez struktury menu przy użyciu klawiszy akcji można naciskać "szybką sekwencję" klawiszyaby przechodzić z menu Online do wymaganej zmiennej lub funkcji.Na ekranie komunikatora pojawiają się instrukcje prowadzące użytkownika przez pozostałe ekrany. Szybkie sekwencje klawiszy stanowią ciągi liczb odpowiadających indywidualnym opcjom w każdym kroku struktury menu. Np. z menu Online można zmienić Datę. Przy poruszaniu się po strukturze menunależy: 1. nacisnąć 1, aby wybrać Device Setup. 2. nacisnąć 4, aby Detailed Setup. 3. nacisnąć 1, aby wybrać Device Information. 4. nacisnąć 5, aby wybrać Date. Tak więc odpowiadająca szybka sekwencja klawiszy dla tej operacji to 1, 4, 1, 5. Szybkie sekwencje klawiszy działają tylko z menu Online. Jeżeli używa się sekwencji kolejno to należy zawsze wrócić do menu Online przez naciśnięcie HOME (F3) gdy jest on dostępny. Jeżeli nie rozpoczyna się z menu Online to szybka sekwencja klawiszy nie będzie działać poprawnie. W celu znalezienia szybkich sekwencji klawiszy należy skorzystać z Tabeli C-1 zawierającej listę funkcji online w porządku alfabetycznym. Kody te są ważne tylko dla przetworników 3300 i komunikatora HART.
 Komunikaty diagnostyczne komunikatora HART
 Poniższa tabela przedstawia listę komunikatów stosowanych przez komunikator HART oraz odpowiadające im opisy. Zmienne parametry wymienione w tekście komunikatu wyróżnione są kursywą i nawiasami <zmienna>. Odwołanie do nazwy innego komunikatu oznaczone jest jako <komunikat>.
 Tabela C-2. Komunikaty diagnostyczne komunikatora HART Komunikat
 Add item for ALL device types or only for this ONE device type. Command Not Implemented Communication Error
 Pyta użytkownika, czy dodawany klawisz HOT powinien być dodany dla wszystkich typów urządzeń czy tylko dla typu urządzenia, które jest podłączone. Podłączone urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Urządzenie wysłało do komunikatora odpowiedź wskazującą, że odebrany przez nie komunikat jest niezrozumiały lub komunikator nie może zrozumieć odpowiedzi urządzenia. Konfiguracja zapamiętana w komunikatorze nie jest zgodna z urządzeniem, do którego miała być przesłana
 Configuration memory not compatible with connected device Device Busy Device Disconnected Device write protected Device write protected. Do you still want to shut off? Display value of variable on hotkey menu? Download data from configuration memory to device Exceed field width Exceed precision Field device has malfunctioned due to a Hardware Error or Failure Ignore next 50 occurrences of status? Illegal character Illegal date Illegal month Illegal year Incomplete exponent Incomplete field Looking for a device Mark as read only variable on hotkey menu? No device configuration in configuration memory No Device Found
 No hotkey menu available for this device. No offline devices available. No simulation devices available. No UPLOAD_VARIABLES in ddl for this device No Valid Items OFF KEY DISABLED Online device disconnected with unsent data. RETRY or OK to lose data.
 Podłączone urządzenie jest zajęte wykonywaniem innego zadania. Urządzenie nie odpowiada na komendę. Urządzenie jest ustawione w tryb ochrony przed zapisem. Dane nie mogą być zapisane. Urządzenie jest ustawione w tryb ochrony przed zapisem. Dane nie mogą być zapisane. Naciśnij YES aby wyłączyć komunikator i utracić niewysłane dane. Pyta, czy w menu hotkey (klawisz skrótu), razem z etykietą powinna być wyświetlona wartość zmiennej -jeśli pozycja dodana do "hotkey menu" jest zmienną. Żąda od użytkownika naciśnięcia klawisza SEND w celu zainicjowania przesłania zawartości pamięci do urządzenia. Wskazuje, że szerokość pola dla bieżącej zmiennej liczbowej przekracza format edycyjny określony dla danego urządzenia. Wskazuje, że dokładność prezentacji dla bieżącej zmiennej liczbowej przekracza format edycyjny określony dla danego urządzenia. Przetwornik 3300 może być po prosu niewłaściwie skonfigurowany ( 20 mA w Górnej Strefy Zerowej, itp.) Sprawdź konfigurację. Pytanie zadawane po wyświetleniu stanu urządzenia. Odpowiedź przy użyciu klawisza programowanego określa czy następnych 50 wystąpień komunikatów o stanie urządzenia będzie wyświetlane, czy ignorowane. Został wprowadzony znak niedozwolony dla danego typu zmiennej. Niedozwolony numer dnia w dacie. Niedozwolony numer miesiąca w dacie. Niedozwolony numer roku w dacie. Wykładnik zmiennej o formacie zmiennoprzecinkowym, przedstawionej w notacji naukowej, jest niekompletny. Wprowadzona wartość nie jest kompletna dla danego typu zmiennej. Szukanie w pętli "multi-drop" urządzeń pod adresami 1 - 15. Pyta, czy dla użytkownika może być dozwolona edycja zmiennej w "hotkey menu", jeżeli dodaną pozycją do "hotkey menu" jest zmienna. W pamięci komunikatora nie ma zapisanej konfiguracji, dostępnej dla wykonania rekonfiguracji off-line lub wysłania go do urządzenia. Szukanie pod adresem zero nie dało wyniku (nie znaleziono urządzenia) lub też szukanie pod wszystkimi adresami nie wykryło urządzenia (jeśli aktywne jest autowyszukiwanie dla konfiguracji multi-drop,) Dla tego urządzenia w jego opisie nie zostało zdefiniowane menu o nazwie "hotkey”. Brak opisów urządzeń, które mogą być użyte do przeprowadzenia konfiguracji offline. Brak opisów urządzeń, które mogą być użyte do przeprowadzenia symulacji urządzenia. W opisie danego urządzenia brak jest menu zwanego "upload_variables". Menu to jest potrzebne do wykonania konfiguracji offline. Wybrane menu lub ekran nie zawiera prawidłowych pozycji. Ten komunikat nie występuje gdy użytkownik chce wyłączyć komunikator przed wysłaniem zmodyfikowanych danych lub przed zakończeniem trwającego procesu. Nie zostały wysłane dane do urządzenia poprzednio podłączonego. Naciśnij RETRY aby wysłać dane lub OK. aby rozłączyć się i utracić dane.
 Rosemount - model 3300 Tabela C-2. Komunikaty diagnostyczne komunikatora HART
 Out of memory for hotkey configuration. Delete unnecessary items. Overwrite existing configuration memory
 Brak dostępnej pamięci do zachowania kolejnych pozycji menu "hotkey". Niepotrzebne pozycje powinny być skasowane aby udostępnić pamięć.
 Press OK... Restore device value? Save data from device to configuration memory Saving data to configuration memory. Sending data to device. There are write only variables which have not been edited. Please edit them. There is unsent data. Send it before shutting off? Too few data bytes received Transmitter Fault Units for <variable label> has changed. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent. Unsent data to online device. SEND or LOSE data Use up/down arrows to change contrast. Press DONE when done. Value out of range <message> occurred reading/writing <variable label>
 <variable label> has an unknown value. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent.
 Żądanie zezwolenia na zastąpienie istniejącej konfiguracji albo przez przekaz danych z urządzenia do pamięci konfiguratora albo przez konfigurację offline. Użytkownik odpowiada na to stosując klawisze programowe. Naciśnij klawisz programowy OK. Ten komunikat pojawia się zwykle po otrzymaniu komunikatu błędu lub jako wynik nawiązania komunikacji. Edytowana wartość, która została wysłana do urządzenia, nie była właściwie przyjęta. Odtworzenie przywraca oryginalną wartość zmiennej. Żąda od użytkownika wciśnięcia klawisza programowego SAVE w celu zainicjowania przesłania danych z urządzenia do pamięci. Trwa przesyłanie danych z urządzenia do pamięci konfiguracyjnej. Trwa przesyłanie danych z pamięci konfiguracyjnej do urządzenia Istnieją zmienne "tylko do zapisu", które nie zostały jeszcze ustawione przez użytkownika. Powinny zostać ustawione, gdyż w przeciwnym przypadku do urządzenia mogą być przesłane błędne wartości. Naciśnij YES w celu wysłania nieprzesłanych jeszcze danych i wyłączenia komunikatora. Naciśnij NO w celu wyłączenia komunikatora i utraty niewysłanych danych. Polecenie zwróciło mniej bajtów danych niż tego oczekiwano zgodnie z opisem urządzenia. Urządzenie zwraca odpowiedź wskazującą na błąd podłączonego urządzenia. Jednostki inżynierskie dla tej zmiennej zostały zmienione. Przed edycją tej zmiennej wyślij do urządzenia zmienione jednostki inżynierskie.
 W pamięci sa niewysłane dane przeznaczone dla poprzednio podłączonego urządzenia. Wyśłij je (SEND) lub usuń (LOSE) przed podłączeniem do innego urządzenia. Daje dyspozycje dla zmiany kontrastu wyświetlacza komunikatora. Użyj strzałek "góra/dół" a po zakończeniu wciśnij DONE. Wartość wprowadzona przez użytkownika znajduje się poza zakresem dla danego typu i wielkości zmiennej albo poza zakresem zmian ( min/max) określonym przez urządzenie. Polecenie zapisu/odczytu wskazuje na: zbyt małą ilość otrzymanych bajtów danych, błąd przetwornika, niewłaściwy kod odpowiedzi, niewłaściwe polecenie, niewłaściwe pole danych, lub nieodczytanie albo błędne wykonanie polecenia odczytu albo: uzyskano kod odpowiedzi inny niż SUCCESS w odpowiedzi na żądanie odczytu zmiennej. Zmienna skojarzona z daną zmienną została wcześniej edytowana. Wyślij skojarzoną zmienną do urządzenia przed edycją danej zmiennej.
 Falowodowy radarowy przetwornik Rosemount 3300
 Falowodowy radarowy przetwornik poziomu i granicy faz Rosemount 3300 - instrukcja obsługi