jurisdiction: EU

text:
 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) .../... AL COMISIEI
 din 30.1.2018
 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240 în ceea ce privește metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate eligibile pentru intervenția publică și pentru ajutoarele pentru depozitarea privată
 COMISIA EUROPEANĂ,
 având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului
 1
 , în special articolul 62 alineatul (2) litera (i),
 întrucât:
 (1)Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei
 2
 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240
 3
 al Comisiei stabilesc norme în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată. Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei
 4
 stabilește metodele care trebuie aplicate pentru a se evalua dacă laptele și produsele lactate îndeplinesc cerințele de eligibilitate prevăzute în regulamentele menționate, referitoare la intervenția publică și la ajutoarele pentru depozitarea privată.
 (2)Având în vedere evoluțiile tehnice ale metodologiei utilizate pentru analiza și evaluarea calitativă a laptelui și produselor lactate, ar trebui aduse modificări substanțiale în scopul simplificării și al furnizării unor referiri actualizate la standardele ISO. Din motive de claritate și eficiență și având în vedere amploarea și natura tehnică a modificărilor aduse dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 273/2008, dispozițiile relevante ale regulamentului respectiv ar trebui încorporate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.
 (3)Pentru a se asigura respectarea uniformă a noilor standarde și metode în toate statele membre, ar trebui să se acorde laboratoarelor o perioadă de timp suficientă pentru revizuirea procedurilor și aplicarea metodelor actualizate.
 (4)Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 ar trebui modificat în consecință.
 (5)Din motive de securitate juridică, Regulamentul (CE) nr. 273/2008 ar trebui abrogat.
 (6)Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,
 ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
 Articolul 1
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 se modifică după cum urmează:
 (1)Articolul 4 se modifică după cum urmează:
 (a)alineatul (1) se modifică după cum urmează:
 (i) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
 „pentru unt: în părțile I și Ia ale anexei IV la prezentul regulament”;
 (ii) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
 „pentru laptele praf degresat: în părțile I și Ia ale anexei V la prezentul regulament”;
 (b)alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
 „(2) Metodele care trebuie utilizate pentru determinarea calității cerealelor, a untului și a laptelui praf degresat eligibile pentru intervenția publică menționate în anexele I, IV și, respectiv, V, sunt cele prevăzute în cele mai recente versiuni ale standardelor europene sau internaționale relevante, după caz, aflate în vigoare de cel puțin 6 luni înainte de prima zi a perioadei de intervenție publică stabilite la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.”.
 (2)Se introduce următorul articol 60a:
 „Articolul 60a
 Dispoziții specifice privind controalele legate de intervenția publică și de ajutoarele pentru depozitarea privată a laptelui și produselor lactate
 (1) Eligibilitatea untului, a laptelui praf degresat și a brânzei pentru care urmează a se primi ajutor pentru depozitarea privată se stabilește în conformitate cu metodele prevăzute în anexele VI, VII și, respectiv, VIII.
 Metodele respective se stabilesc prin referire la cele mai recente versiuni ale standardelor europene sau internaționale relevante, după caz, aflate în vigoare de cel puțin 6 luni înainte de prima zi a perioadei de intervenție publică stabilite la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
 (2) Rezultatele verificărilor efectuate prin aplicarea metodelor prevăzute în prezentul regulament se evaluează în conformitate cu anexa IX.”
 (3)Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
 Articolul 2
 Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei se abrogă.
 Articolul 3
 Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
 Adoptat la Bruxelles, 30.1.2018
 Pentru Comisie,
 Preşedintele
 Jean-Claude JUNCKER
 (1)
 JO L 347, 20.12.2013, p. 549.
 (2)
 Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 15).
 (3)
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 71).
 (4)
 Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și a produselor lactate (JO L 88, 29.3.2008, p. 1).
 ---documentbreak---
 RO
 ANEXĂ
 Anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1240 se modifică după cum urmează:
 (1) Anexa VIII se modifică după cum urmează:
 (a) în partea I punctul 2, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:
 „Fiecare probă este evaluată individual. Nu este permisă repetarea prelevării probelor sau reevaluarea.”
 (b) se introduce următoarea parte Ia:
 „Partea Ia
 Metodele de analiză a untului nesărat pentru intervenție publică
 Parametru
 Metodă
 Lipide
 1
 ISO 17189 sau ISO 3727 partea 3
 Apă
 ISO 3727 partea 1
 Substanțe solide fără lipide
 ISO 3727 part 2
 Aciditatea lipidelor
 ISO 1740
 Indice de peroxid
 ISO 3976
 Lipide care nu provin din lapte
 ISO 17678
 Caracteristici senzoriale
 ISO 22935 partea 2 și 3 tabelul de punctaj de mai jos.
 Tabel de punctaj
 Aspect
 Consistență
 Miros și aromă
 Puncte
 Comentarii
 Puncte
 Comentarii
 Puncte
 Comentarii
 5
 Foarte bun
 Tip ideal
 Calitate maximă
 (uscat uniform)
 5
 Foarte bun
 Tip ideal
 Calitate maximă
 (tartinabil uniform)
 5
 Foarte bun
 Tip ideal
 Calitate maximă
 (absolut cel mai fin miros pur)
 4
 Bun
 (fără defecte evidente)
 4
 Bun
 (fără defecte evidente)
 4
 Bun
 (fără defecte evidente)
 1, 2 sau 3
 Orice defect
 1, 2 sau 3
 Orice defect
 1, 2 sau 3
 Orice defect
 ”
 (2) În anexa V se introduce următoarea parte Ia:
 „Partea Ia
 Metode de analiză a laptelui praf degresat pentru intervenție publică
 Parametru
 Metodă
 Proteine
 ISO 8968 partea 1
 Lipide
 ISO 1736
 Apă
 ISO 5537
 Aciditate
 ISO 6091
 Lactați
 ISO 8069
 Testul fosfatazei
 ISO 11816 partea 1
 Index de insolubilitate
 ISO 8156
 Particule arse
 2
 ADPI
 Microorganisme
 ISO 4833 partea 1
 Lapte acidulat
 Apendicele I
 Zer închegat
 3
 Apendicele II și III
 Zer acid
 4
 ISO 8069 sau inspecții la fața locului
 Verificări senzoriale
 5
 ISO 22935 partea 2 și 3
 Apendicele I
 LAPTE PRAF DEGRESAT: DETERMINAREA CANTITATIVĂ A FOSFATIDILSERINEI ȘI A FOSFATIDILETANOLAMINEI
 Metodă: HPLC în fază inversă
 1.OBIECTIV ȘI DOMENIUL DE APLICARE
 Metoda descrie o procedură de determinare cantitativă a fosfatidilserinei (PS) și a fosfatidiletanolaminei (PE) din laptele praf degresat (SMP) și este adecvată pentru determinarea substanțelor solide din zară în SMP.
 2.DEFINIȚIE
 Conținut PS + PE: fracțiunea masică a substanței determinată prin procedura specificată aici. Rezultatul se exprimă în miligrame de dipalmitoil fosfatidiletanolamină (PEDP) per 100 g de praf.
 3.PRINCIPIUL METODEI
 Extracția aminofosfolipidelor cu metanol din lapte praf reconstituit. Determinarea PS și a PE ca derivați ai o-ftaldialdehidei (OPA) prin HPLC în fază inversă (RP) și prin detectare cu fluorescență. Cuantificarea conținutului de PS și de PE din proba de testat prin referire la o probă-standard conținând o cantitate cunoscută de PEDP.
 4.REACTIVI
 Toți reactivii sunt de calitate analitică recunoscută. Apa utilizată trebuie să fie apă distilată sau apă de o puritate cel puțin echivalentă, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.
 4.1.
 Material-standard: PEDP cu o puritate de cel puțin 99 %
 Notă: Materialul-standard se depozitează la – 18 °C.
 4.2.
 Reactivi pentru prepararea probei-standard și a probei de testat
 4.2.1.
 Metanol de calitate HPLC
 4.2.2.
 Cloroform de calitate HPLC
 4.2.3.
 Monoclorhidrat de triptamină
 4.3.
 Reactivi pentru derivarea o-ftaldialdehidei
 4.3.1.
 Hidroxid de sodiu, soluție apoasă 12 M
 4.3.2.
 Acid boric, soluție apoasă 0,4 M ajustată la pH de 10,0 cu hidroxid de sodiu (4.3.1)
 4.3.3.
 2-mercaptoetanol
 4.3.4.
 o-ftaldialdehidă (OPA)
 4.4.
 Solvenți de eluție HPLC
 4.4.1.
 Solvenții de eluție se prepară utilizând reactivi de calitate HPLC.
 4.4.2.
 Apă de calitate HPLC
 4.4.3.
 Metanol cu puritate fluorimetrică testată
 4.4.4.
 Tetrahidrofuran
 4.4.5.
 Fosfat diacid de sodiu
 4.4.6.
 Acetat de sodiu
 4.4.7.
 Acid acetic.
 5.APARATURĂ
 5.1.
 Cântar analitic, capabil să cântărească până la cea mai apropiată valoare de 1 mg, cu lizibilitate de 0,1 mg
 5.2.
 Pahare Berzelius, cu capacitate de 25 și 100 ml
 5.3.
 Pipete, capabile să dozeze 1 și 10 ml
 5.4.
 Agitator magnetic
 5.5.
 Pipete gradate, capabile să dozeze 0,2, 0,5 și 5 ml
 5.6.
 Flacoane gradate, cu capacitate de 10, 50 și 100 ml
 5.7.
 Seringi, cu capacitate de 20 și 100 μl
 5.8.
 Baie cu ultrasunete
 5.9.
 Centrifugă, capabilă să funcționeze la 27 000 x g
 5.10.
 Fiole de sticlă, cu capacitate de aproximativ 5 ml
 5.11.
 Cilindru gradat, cu capacitate de 25 ml
 5.12.
 pH-metru, cu precizie de 0,1 unități de pH
 5.13.
 Echipament HPLC
 5.13.1.
 Sistem de pompare pe bază de gradient, capabil să funcționeze la 1,0 ml/min la 200 bari
 5.13.2.
 Aparat de prelevare de probe automată cu posibilitate de derivare
 5.13.3.
 Încălzitor cu coloană, capabil să mențină coloana la 30 °C ± 1 °C
 5.13.4.
 Detector cu fluorescență, capabil să funcționeze la o lungime de undă de excitație de 330 nm și la o lungime de undă de emisie de 440 nm
 5.13.5.
 Integrator sau software de procesare de date capabil să măsoare aria vârfului
 5.13.6.
 O coloană LiChrospher® – 100 (250 x 4,6 mm) sau o coloană echivalentă umplută cu octadecilsilan (C 18), particule de 5 μm.
 6.PRELEVAREA PROBELOR
 Prelevarea probelor se realizează în conformitate cu standardul ISO 707.
 7.PROCEDURA
 7.1.
 Prepararea soluției-standard interne
 7.1.1.
 Se cântăresc 30,0 ± 0,1 mg de monoclorhidrat de triptamină (4.2.3) într-un flacon gradat de 100 ml (5.6) și se completează până la marcaj cu metanol (4.2.1).
 7.1.2.
 Se pipetează 1 ml (5.3) din această soluție într-un flacon gradat de 10 ml (5.6) și se completează până la marcaj cu metanol (4.2.1) pentru a se obține o concentrație de triptamină de 0,15 mM
 7.2.
 Prepararea soluției conținând proba de testat
 7.2.1.
 Se cântăresc 1,000 ± 0,001 g de probă de SMP într-un pahar Berzelius de 25 ml (5.2). Se adaugă 10 ml de apă distilată cu temperatura de 40 °C ± 1 °C cu o pipetă (5.3) și se amestecă cu un agitator magnetic (5.4) timp de 30 de minute pentru a se dizolva orice concrețiuni.
 7.2.2.
 Se pipetează 0,2 ml (5.5) din laptele reconstituit într-un flacon gradat de 10 ml (5.6), se adaugă 100 μl din soluția de triptamină de 0,15 mM (7.1) cu ajutorul unei seringi (5.7) și se completează până la volum cu metanol (4.2.1). Se amestecă cu grijă prin răsturnare și se expune ultrasunetelor (5.8) timp de 15 min
 7.2.3.
 Se centrifughează (5.9) la 27 000 x g timp de 10 minute și se colectează supernatantul într-o fiolă de sticlă (5.10)
 Notă: Soluția conținând proba de testat se depozitează la 4 °C până la finalizarea analizei HPLC.
 7.3.
 Prepararea soluției-standard externe
 7.3.1.
 Se cântăresc 55,4 g de PEDP (4.1) într-un flacon gradat de 50 ml (5.6) și se adaugă aproximativ 25 ml de cloroform (4.2.2) cu ajutorul unui cilindru gradat (5.11). Se încălzește flaconul astupat la 50 °C ± 1 °C și se amestecă cu grijă până când PEDP se dizolvă. Flaconul se răcește la 20 °C, se completează până la volum cu metanol (4.2.1) și se amestecă prin răsturnare
 7.3.2.
 Se pipetează 1 ml (5.3) din această soluție într-un flacon gradat de 100 ml (5.6) și se completează până la volum cu metanol (4.2.1). Se pipetează 1 ml (5.3) din această soluție într-un flacon gradat de 10 ml (5.6), se adaugă 100 μl (5.7) de soluție de triptamină de 0,15 mM (7.1) și se completează până la volum cu metanol (4.2.1). Se amestecă prin răsturnare
 Notă: Soluția conținând proba de referință se depozitează la 4 °C până la efectuarea analizei HPLC.
 7.4.
 Prepararea reactivului de derivare
 Se cântăresc 25,0 ± 0,1 mg de OPA (4.3.4) într-un flacon gradat de 10 ml (5.6), se adaugă 0,5 ml (5.5) de metanol (4.2.1) și se amestecă cu grijă pentru ca OPA să se dizolve. Se completează până la marcaj cu soluție de acid boric (4.3.2) și se adaugă 20 μl de 2-mercaptoetanol (4.3.3) cu o seringă (5.7).
 Notă: Reactivul de derivare se depozitează la 4 °C într-o fiolă de sticlă maro și este stabil timp de o săptămână.
 7.5.
 Determinarea prin HPLC
 7.5.1.
 Solvenți de eluție (4.4)
 Solventul A: Soluție de fosfat diacid de sodiu 0,3 mM și soluție de acetat de sodiu 3 mM (ajustată cu acid acetic până la pH 6,5 ± 0,1): metanol: tetrahidrofuran = 558:440:2 (V/V/V)
 Solventul B: metanol
 7.5.2.
 Gradient de eluare recomandat:
 Timp (min)
 Solventul A (%)
 Solventul B (%)
 Debit (ml/min)
 Inițial
 40
 60
 0
 0,1
 40
 60
 0,1
 5,0
 40
 60
 0,1
 6,0
 40
 60
 1,0
 6,5
 40
 60
 1,0
 9,0
 36
 64
 1,0
 10,0
 20
 80
 1,0
 11,5
 16
 84
 1,0
 12,0
 16
 84
 1,0
 16,0
 10
 90
 1,0
 19,0
 0
 100
 1,0
 20,0
 0
 100
 1,0
 21,0
 40
 60
 1,0
 29,0
 40
 60
 1,0
 30,0
 40
 60
 0
 Notă: Este posibil ca gradientul de eluție să necesite o ușoară modificare pentru a se obține rezoluția prezentată în figura 1.
 Temperatura coloanei: 30 °C.
 7.5.3.
 Volumul de injectare: 50 μl reactiv de derivare și 50 μl soluție conținând proba.
 7.5.4.
 Echilibrarea coloanei
 Se pornește sistemul în fiecare zi, se irigă coloana cu solvent B 100 % timp de 15 minute, apoi se reglează la A:B = 40:60 și se echilibrează la 1 ml/min timp de 15 minute. Se efectuează o funcționare de probă prin injectarea de metanol (4.2.1).
 Notă: Înainte de o depozitare pe termen lung, coloana se irigă cu metanol: cloroform = 80:20 (V/V) timp de 30 de minute.
 7.5.5.
 Determinarea conținutului de PS + PE din proba de testat
 7.5.6.
 Secvența de analize cromatografice se efectuează păstrând constantă perioada între efectuări pentru a se obține timpi de reținere constanți. Soluția-standard externă (7.3) se injectează la fiecare 5 – 10 soluții conținând proba de testat pentru a se calcula factorul de răspuns
 Notă: Coloana se curăță prin irigare cu solvent B 100 % (7.5.1) timp de cel puțin 30 de minute la fiecare 20 – 25 de funcționări.
 7.6.
 Modul de integrare
 7.6.1.
 Vârful PEDP
 PEDP este eluat ca un singur vârf. Se determină aria vârfului prin integrare depresiune-la-depresiune.
 7.6.2.
 Vârful triptaminei
 Triptamina este eluată ca un singur vârf (figura 1). Se determină aria vârfului prin integrare depresiune-la-depresiune.
 7.6.3.
 Grupurile de vârfuri ale PS și PE
 În condițiile descrise (figura 1), PS eluează sub forma a două vârfuri principale parțial incomplete precedate de un vârf minor. PE eluează sub forma a trei vârfuri principale parțial incomplete. Se determină întreaga arie a fiecărui grup de vârfuri stabilindu-se linia de bază ca în figura 1.
 8.CALCULAREA ȘI EXPRIMAREA REZULTATELOR
 Conținutul de PS și PE din proba de testat se calculează după cum urmează: C = 55,36 × [(A2)/(A1)] × [(T1)/(T2)]
 unde:
 C = conținutul de PS sau PE (mg/100 g praf) din proba de testat
 A 1 = aria vârfului PEDP a soluției conținând proba-standard (7.3)
 A 2 = aria vârfului PS sau PE a soluției conținând proba de testat (7.2)
 T 1 = aria vârfului triptaminei a soluției conținând proba-standard (7.3)
 T 2 = aria vârfului triptaminei a soluției conținând proba de testat (7.2)
 9.PRECIZIA METODEI
 Notă: Valorile repetabilității au fost calculate conform Standardului Internațional IDF.
 6
 9.1.
 Repetabilitatea
 Derivația standard relativă a repetabilității, care exprimă variabilitatea rezultatelor analitice independente obținute de același operator utilizând aceeași aparatură în aceleași condiții pe aceeași probe de testat și într-un interval de timp scurt nu trebuie să depășească 2 % relativ. În cazul în care se obțin două determinări în aceste condiții, diferența relativă dintre cele două rezultate nu trebuie să fie mai mare de 6 % din media aritmetică a rezultatelor.
 9.2.
 Reproductibilitatea
 În cazul în care se obțin două determinări de către operatori din laboratoare diferite care utilizează aparatură diferită în condiții diferite pentru analizarea aceleiași probe de testat, diferența relativă dintre cele două rezultate nu trebuie să fie mai mare de 11 % din media aritmetică a rezultatelor.
 10.REFERINȚE
 10.1.
 Resmini P., Pellegrino L., Hogenboom J.A., Sadini V., Rampilli M., „Detection of buttermilk solids in skimmilk powder by HPLC quantification of aminophospholipids”. Sci. Tecn. Latt.-Cas., 39,395 (1988).
 Figura 1
 Profilul HPLC al derivaților OPA ai fosfatidilserinei (PS) și ai fosfatidiletanolaminei (PE) în extractul de metanol al laptelui praf degresat reconstituit. Se raportează modul de integrare a vârfurilor PS, PE și al triptaminei (standard intern).
 Fluorescență (unități arbitrare)
 Apendicele II
 DETECTAREA ZERULUI ÎNCHEGAT DIN LAPTELE PRAF DEGRESAT DESTINAT DEPOZITĂRII PUBLICE PRIN DETERMINAREA CAZEINMACROPEPTIDELOR PRIN CROMATOGRAFIE ÎN MEDIU LICHID DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (HPLC)
 1.OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE
 Această metodă permite detectarea zerului închegat din laptele praf degresat destinat depozitării publice prin determinarea cazeinmacropeptidelor.
 2.REFERINȚĂ
 Standardul internațional ISO 707 – Lapte și produse lactate – Orientări privind prelevarea de probe.
 3.DEFINIȚIE
 Conținutul de materii solide compuse din zer închegat se definește ca procent masic, astfel cum este determinat de conținutul de cazeinmacropeptide prin procedura descrisă.
 4.PRINCIPIU
 –Reconstituirea laptelui praf degresat, îndepărtarea lipidelor și a proteinelor cu acid tricloracetic, urmată de centrifugare sau de filtrare;
 –Determinarea cantității de cazeinmacropeptide (CMP) din supernatant prin cromatografie în mediu lichid de înaltă performanță (HPLC);
 –Evaluarea rezultatelor obținute pentru probe în raport cu probele-standard constând din lapte praf degresat cu sau fără adăugarea unui procent cunoscut de pudră de zer.
 5.REACTIVI
 Toți reactivii sunt de calitate analitică recunoscută. Apa utilizată trebuie să fie apă distilată sau apă de o puritate cel puțin echivalentă.
 5.1.
 Soluție de acid tricloracetic
 Se dizolvă 240 g de acid tricloracetic (CCl3COOH) în apă și se completează până la 1 000 ml. Soluția trebuie să fie limpede și incoloră.
 5.2.
 Soluția-eluent, pH 6,0
 Se dizolvă 1,74 g de fosfat acid de potasiu (K2HPO4), 12,37 g de fosfat diacid de potasiu (KH2PO4) și 21,41 g de sulfat de sodiu (Na2SO4) în aproximativ 700 ml de apă. În cazul în care este necesar, se ajustează până la pH 6,0 cu ajutorul unei soluții de acid fosforic sau de hidroxid de potasiu.
 Se completează până la 1 000 ml cu apă și se omogenizează.
 Notă:
 Compoziția eluentului poate fi actualizată pentru se conforma certificatului standardelor sau recomandărilor producătorului materialului de umplere a coloanei.
 Soluția-eluent se filtrează înainte de utilizare printr-o membrană filtrantă având pori cu diametrul de 0,45 μm.
 5.3.
 Solvent de irigare
 Se amestecă un volum de acetonitril (CH3CN) cu nouă volume de apă. Amestecul se filtrează înainte de utilizare printr-o membrană filtrantă având pori cu diametrul de 0,45 μm.
 Notă:
 Se poate utiliza orice alt solvent de irigare cu efect bactericid care nu scade eficiența rezoluției coloanei.
 5.4.
 Probele-standard
 5.4.1.
 Lapte praf degresat care îndeplinește cerințele prezentului regulament (adică [0])
 5.4.2.
 Același lapte praf degresat, modificat cu 5 % (m/m) zer închegat praf cu compoziție standard (adică [5]).
 6.APARATURĂ
 6.1.
 Cântar analitic
 6.2.
 Opțional, centrifugă capabilă să atingă o forță de centrifugare de 2 200 g, prevăzută cu tuburi de centrifugare astupate, cu o capacitate de aproximativ 50 ml
 6.3.
 Agitator mecanic
 6.4.
 Agitator magnetic
 6.5.
 Coloane de sticlă, cu diametrul de aproximativ 7 cm
 6.6.
 Filtre de hârtie, cu filtrare medie, cu diametrul de aproximativ 12,5 cm
 6.7.
 Echipament de filtrare din sticlă prevăzut cu membrană filtrantă cu diametrul porilor de 0,45 μm
 6.8.
 Pipete gradate permițând dozarea a 10 ml (ISO 648, clasa A sau ISO/R 835) sau un sistem de dispersare capabil să furnizeze 10,0 ml în două minute
 6.9.
 Sistem de dispersare capabil să furnizeze 20,0 ml de apă la o temperatură de aproximativ 50 °C
 6.10.
 Baie de apă termostatică, reglată la 25 ± 0,5 °C
 6.11.
 Echipament pentru HPLC, format din:
 6.11.1.
 Pompă
 6.11.2.
 Injector, manual sau automat, cu o capacitate de 15 – 30 μl
 6.11.3.
 Două coloane TSK 2000-SW în serie (lungime de 30 cm, diametru intern de 0,75 cm) sau coloane echivalente (de exemplu TSK 2000-SWxl singură, Agilent Technologies Zorbax GF 250 singură) și o precoloană (3 cm x 0,3 cm) umplute cu material I 125 sau cu un material cu eficiență echivalentă
 6.11.4.
 Cuptor cu coloană termostatic, reglat la 35 ± 1 °C
 6.11.5.
 Detector UV cu lungime de undă variabilă care permite măsurători la 205 nm cu o sensibilitate de 0,008 Å
 6.11.6.
 Integrator capabil să realizeze integrare depresiune-la-depresiune
 Notă:Se poate lucra cu coloane păstrate la temperatura camerei, dar puterea lor de rezoluție este ușor mai mică. În acest caz, temperatura nu trebuie să varieze cu mai puțin de ± 5 °C în nicio serie de analize.
 7.PRELEVAREA PROBELOR
 7.1.
 Prelevarea probelor se face în conformitate cu procedura prevăzută în standardul internațional ISO 707. Totuși, statele membre pot utiliza o altă metodă de prelevare a probelor, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu principiile standardului menționat anterior
 7.2.
 Probele se depozitează în condiții care împiedică orice deteriorare sau modificare a compoziției
 8.PROCEDURA
 8.1.
 Pregătirea probei de testat
 Se transferă laptele praf într-un recipient cu o capacitate aproximativ dublă față de volumul laptelui praf, prevăzut cu un capac etanș pentru aer. Recipientul se închide imediat. Laptele praf se amestecă bine prin răsturnări repetate ale recipientului.
 8.2.
 Porția de testat
 Se cântăresc 2,000 + 0,001 g din proba de testat într-un tub de centrifugare (6.2.) sau într-un flacon astupat în mod corespunzător (50 ml).
 8.3.
 Îndepărtarea lipidelor și a proteinelor
 8.3.1.
 Se adaugă 20,0 ml de apă caldă (50 °C) la porția de testat. Se dizolvă pudra agitându-se timp de cinci minute cu ajutorul unui agitator mecanic (6.3). Tubul se introduce în baia de apă (6.10) și se lasă să se echilibreze la 25 °C
 8.3.2.
 Se adaugă 10,0 ml de soluție de acid tricloracetic (5.1.) la aproximativ 25 °C în două minute, amestecându-se puternic cu ajutorul agitatorului magnetic (6.4). Tubul se introduce într-o baie de apă (6.10) și se lasă timp de 60 de minute
 8.3.3.
 Se centrifughează (6.2) timp de 10 minute la 2 200 g sau se filtrează printr-o hârtie (6.6), eliminându-se primii 5 ml de filtrat
 8.4.
 Determinarea cromatografică
 8.4.1.
 Se injectează 15 – 30 μl de supernatant sau filtrat (8.3.3) măsurate cu precizie în dispozitivul HPLC (6.11) funcționând la un debit de 1,0 ml de soluție-eluent (5.2) per minut
 Nota 1. Se poate utiliza un alt debit, în funcție de diametrul intern al coloanelor utilizate sau de instrucțiunile producătorului coloanei.
 Nota 2. Coloanele se clătesc cu apă în timpul fiecărei întreruperi. Soluția-eluent nu se lasă niciodată în coloane (5.2).
 Înainte de orice întrerupere care durează mai mult de 24 de ore, coloanele se clătesc cu apă și apoi se spală cu soluție (5.3) timp de cel puțin trei ore la un debit de 0,2 ml per minut.
 8.4.2.
 Rezultatele analizei cromatografice a probei de testat [E] se obțin sub forma unei cromatograme în care fiecare vârf se identifică după timpul său de retenție RT, după cum urmează.
 Vârful II:
 Al doilea vârf al cromatogramei având un RT de aproximativ 12,5 minute.
 Vârful III:
 Al treilea vârf al cromatogramei, corespunzând CMP-urilor, având un RT de aproximativ 15,5 minute.
 Alegerea coloanei (coloanelor) poate afecta în mod considerabil timpii de retenție ai fiecărui vârf.
 Integratorul (6.11.6) calculează automat aria A a fiecărui vârf:
 AII:
 aria vârfului II,
 AIII:
 aria vârfului III,
 Este esențial să se examineze aspectul fiecărei cromatograme înainte de interpretarea cantitativă pentru a se detecta orice anomalii cauzate fie de funcționarea necorespunzătoare a aparaturii sau a coloanelor, fie de originea sau natura probei analizate.
 În cazul în care există dubii, analiza se repetă.
 8.5.
 Calibrarea
 8.5.1.
 Probelor-standard (5.4) li se aplică cu exactitate procedura descrisă de la punctul 8.2 la punctul 8.4.2.
 Se utilizează soluții proaspăt preparate, întrucât CMP se degradează într-un mediu tricloracetic de 8 %. Pierderea este estimată la 0,2 % per oră la 30 °C.
 8.5.2.
 Înainte de determinarea cromatografică a probelor, coloanele se condiționează prin injectarea repetată a probei-standard (5.4.2) în soluție (8.5.1) până când aria vârfului și timpul de retenție al acestuia pentru CMP sunt constante.
 8.5.3.
 Factorul de răspuns R se determină prin injectarea aceluiași volum de filtrați (8.5.1) utilizat și pentru probe
 9.EXPRIMAREA REZULTATELOR
 9.1.
 Metodă de calcul și formule
 9.1.1.
 Calcularea factorilor de răspuns R:
 Vârful II:
 RII = 100/(AII[0])
 unde:
 RII
 =
 factorii de răspuns a vârfurilor II,
 AII [0]
 =
 ariile vârfurilor II pentru proba-standard [0] obținute la 8.5.3.
 Vârful III:
 RIII = W/(AIII[5] - AIII[0])
 unde:
 RIII
 =
 factorul de răspuns al vârfului III,
 AIII [0] și AIII [5]
 =
 ariile vârfului III pentru probele-standard [0] și respectiv [5] obținute la 8.5.3.
 W
 =
 cantitatea de zer din proba-standard [5], adică 5.
 9.1.2.
 Calcularea ariei relative a vârfurilor probei [E]:
 SII[E] = RII × AII[E]
 SIII[E] = RIII × AIII[E]
 SIV[E] = RIV × AIV[E]
 unde:
 SII [E], SIII [E], SIV [E]
 =
 ariile relative ale vârfurilor II, III și respectiv IV din proba [E],
 AII [E], AIII [E]
 =
 ariile vârfurilor II și respectiv III din proba [E] obținute la 8.4.2,
 RII, RIII
 =
 factorii de răspuns calculați la 9.1.1.
 9.1.3.
 Calcularea timpului relativ de retenție al vârfului III pentru proba [E]: RRTIII[E] = (RTIII[E])/(RTIII[5])
 unde:
 RRTIII [E]
 =
 timpul relativ de retenție al vârfului III pentru proba [E]
 RTIII [E]
 =
 timpul de retenție al vârfului III pentru proba [E] obținut la 8.4.2,
 RTIII [5]
 =
 timpul de retenție al vârfului III pentru proba de control [5] obținut la 8.5.3,
 9.1.4.
 Experimentele au demonstrat că există o relație liniară între timpul relativ de retenție al vârfului III, adică RRTIII [E] și procentul de zer praf adăugat până la 10 %.
 –RRTIII [E] este < 1,000 în cazul în care conținutul de zer este > 5 %;
 –RRTIII [E] este ≥ 1,000 în cazul în care conținutul de zer este ≤ 5 %.
 Incertitudinea permisă pentru valorile RRTIII este de ± 0,002.
 În mod normal, valoarea RRTIII [0] deviază puțin de la 1,034. În funcție de starea coloanelor, valoarea se poate apropia de 1,000, dar întotdeauna trebuie să fie mai mare decât această valoare.
 9.2. Calcularea procentului de zer închegat praf din probă:
 W = SIII[E] - [1, 3 + (SIII[0] - 0, 9)]
 unde:
 W
 =
 procentul m/m de zer închegat din proba (E);
 SIII [E]
 =
 aria relativă a vârfului III a probei de testat [E] obținut ca la punctul 9.1.2;
 1,3
 =
 reprezintă aria medie relativă a vârfului III exprimată în grame de zer închegat per 100 g, determinată pentru lapte praf degresat nemodificat provenit din diverse surse. Această cifră a fost obținută experimental;
 SIII [0]
 =
 reprezintă aria relativă a vârfului III care este egală cu RIII × AIII [0]. Aceste valori sunt obținute la 9.1.1 și, respectiv, 8.5.3;
 (SIII [0] – 0,9)
 =
 reprezintă corecția care trebui efectuată la aria medie relativă 1,3 când SIII [0] nu are valoarea 0,9. În mod experimental, aria medie relativă a vârfului III al probei de control [0] este 0,9.
 9.3.
 Precizia procedurii
 9.3.1.
 Repetabilitatea
 Diferența dintre rezultatele a două determinări efectuate simultan sau în succesiune rapidă de către același analist utilizând aceeași aparatură pe material de testare identic nu trebuie să depășească 0,2 % m/m.
 9.3.2.
 Reproductibilitatea
 Diferența dintre două rezultate singulare și independente, obținute în două laboratoare diferite cu material de testare identic nu trebuie să depășească 0,4 % m/m.
 9.4.
 Interpretare
 9.4.1.
 Se presupune că zerul este absent în cazul în care aria relativă a vârfului III, SIII [E] exprimată în grame de zer închegat per 100 g de produs este ≤ 2,0 + (SIII[0] - 0,9)
 unde
 2,0
 este valoarea maximă permisă pentru aria relativă a vârfului III ținând cont de aria medie relativă a vârfului III, adică 1,3, de incertitudinea cauzată de variații ale compoziției laptelui praf degresat și de reproductibilitatea metodei (9.3.2),
 (SIII [0] — 0,9)
 este corecția de efectuat în cazul în care aria SIII [0] este diferită de 0,9 (a se vedea punctul 9.2)
 9.4.2.
 În cazul în care aria relativă a vârfului III, SIII [E] este > 2,0 + (SIII[0] - 0,9) și aria relativă a vârfului II, SII [E] ≤ 160, se determină conținutul de zer închegat conform indicațiilor de la punctul 9.2.
 9.4.3.
 În cazul în care aria relativă a vârfului III, SIII [E] este > 2,0 + (SIII[0] - 0,9) și aria relativă a vârfului II, SII [E] ≤ 160, se determină conținutul total de proteine (P %); apoi se examinează graficele 1 și 2.
 9.4.4.
 Datele obținute în urma analizei probelor de lapte praf degresat nemodificat cu un conținut total de proteine mare sunt reprezentate în graficele 1 și 2.
 Linia continuă reprezintă regresia liniară, ai cărei coeficienți se calculează prin metoda celor mai mici pătrate.
 Linia dreaptă punctată marchează limita superioară a ariei relative a vârfului III, cu probabilitatea ca aceasta să nu fie depășită în 90 % dintre cazuri.
 Ecuațiile liniilor drepte punctate din graficele 1 și 2 sunt:
 SIII = 0,376 P % – 10,7
 (graficul 1),
 SIII = 0,0123 SII [E] + 0,93
 (graficul 2),
 respectiv unde:
 SIII
 este aria relativă a vârfului III calculată fie pe baza conținutului total de proteine, fie pe baza ariei relative a vârfului SII [E],
 P %
 este conținutul total de proteine exprimat ca procent masic;
 SII [E]
 este aria relativă pentru probă calculată la punctul 9.1.2.
 Aceste ecuații sunt echivalente cu cifra 1,3 menționate la punctul 9.2.
 Diferența (T1 și T2) dintre aria relativă SIII [E] determinată și aria relativă SIII se calculează după cum urmează: T1 = SIII[E] - [(0,376 P% - 10,7) + (SIII[0] - 0,9)]T2 = SIII[E] - [(0,0123 SII[E] + 0,93) + (SIII[0] - 0,9)]
 9.4.3.2.
 Dacă T1 și/sau T2
 sunt zero sau mai mici, prezența zerului închegat nu poate fi determinată.
 Dacă T1 și T2
 depășesc zero, zerul închegat este prezent.
 Conținutul de zer închegat se calculează cu ajutorul formulei următoare: W = T2 + 0,91
 unde:
 0,91 este distanța pe axa verticală dintre linia dreaptă continuă și linia dreaptă punctată.
 ”
 „Apendicele III
 DETERMINAREA MATERIILOR SOLIDE COMPUSE DIN ZER ÎNCHEGAT ÎN LAPTELE PRAF DEGRESAT
 1.SCOP: DETECTAREA ADĂUGĂRII DE MATERI SOLIDE COMPUSE DIN ZER ÎNCHEGAT ÎN LAPTELE PRAF DEGRESAT
 2.REFERINȚE: STANDARDUL INTERNAȚIONAL ISO 707
 3.DEFINIȚIE
 Conținutul de materii solide compuse din zer închegat este definit ca procentul masic astfel cum este determinat prin intermediul conținutului de cazeinmacropeptide prin procedura descrisă.
 4.PRINCIPIU
 Probele sunt analizate pentru a determina cazeinmacropeptida A printr-o procedură care implică cromatografie în mediu lichid de înaltă performanță cu fază inversată (procedură HPLC). Evaluarea rezultatelor se face prin referire la probe-standard formate din lapte praf degresat care conțin sau nu un procent cunoscut de zer praf. Rezultatele mai mari de 1 % (m/m) indică prezența materiilor solide compuse din zer închegat.
 5.REACTIVI
 Toți reactivii sunt de calitate analitică recunoscută. Apa utilizată trebuie să fie apă distilată sau apă de o puritate cel puțin echivalentă. Acetonitrilul trebuie să fie de calitate spectroscopică sau de calitate HPLC.
 5.1.
 Soluție de acid tricloracetic
 Se dizolvă 240 g de acid tricloracetic (CCl3COOH) în apă și se completează până la 1 000 ml. Soluția trebuie să fie limpede și incoloră.
 5.2.
 Eluenții A și B
 Eluentul A: Într-un flacon gradat de 1 000 ml se introduc 150 ml acetonitril (CH3CN), 20 ml de izopropanol (CH3CHOHCH3) și 1,00 ml de acid trifluoracetic (TFA, CF3COOH). Se completează cu apă până la 1 000 ml.
 Eluentul B: Într-un flacon gradat de 1 000 ml se introduc 550 ml de acetonitril, 20 ml de izopropanol și 1,00 ml de TFA. Se completează cu apă până la 1 000 ml. Soluția-eluent se filtrează înainte de utilizare printr-o membrană filtrantă având pori cu diametrul de 0,45 μm.
 5.3.
 Conservarea coloanei
 După analize, coloana se irigă cu eluentul B (prin intermediul unui gradient), iar apoi se irigă cu acetonitril (prin intermediul unui gradient, timp de 30 de minute). Coloana se păstrează în acetonitril.
 5.4.
 Probele-standard
 5.4.1.
 Lapte praf degresat care îndeplinește cerințele pentru depozitare publică [adică (0)].
 5.4.2.
 Același lapte praf degresat modificat cu 5 % (m/m) zer închegat praf cu compoziție standard (adică [5]).
 5.4.3.
 Același lapte praf degresat, modificat cu 50 % (m/m) zer închegat praf cu compoziție standard (adică [50]).
 6.APARATURĂ
 6.1.
 Cântar analitic
 6.2.
 Opțional, centrifugă capabilă să atingă o forță de centrifugare de 2 200 g, prevăzută cu tuburi de centrifugare astupate, cu o capacitate de aproximativ 50 ml
 6.3.
 Agitator mecanic
 6.4.
 Agitator magnetic
 6.5.
 Coloane de sticlă, cu diametrul de aproximativ 7 cm
 6.6.
 Filtre de hârtie, cu filtrare medie, cu diametrul de aproximativ 12,5 cm
 6.7.
 Echipament de filtrare din sticlă prevăzut cu membrană filtrantă cu diametrul porilor de 0,45 μm
 6.8.
 Pipete gradate, permițând dozarea a 10 ml (ISO 648, clasa A sau ISO/R 835) sau un sistem de dispersare capabil să furnizeze 10,0 ml în două minute
 6.9.
 Sistem de dispersare capabil să furnizeze 20,0 ml de apă la o temperatură de aproximativ 50 °C
 6.10.
 Baie de apă termostatică, reglată la 25 ± 0,5 °C
 6.11.
 Echipament pentru HPLC, format din:
 6.11.1.
 Sistem binar de pompare pe bază de gradient
 6.11.2.
 Injector, manual sau automat, cu o capacitate de 100 μl
 6.11.3.
 Coloană Agilent Technologies Zorbax 300 SB-C3 (lungime 25 cm, diametru intern 0,46 cm) sau o coloană echivalentă cu fază inversată pe bază de silice cu pori largi
 6.11.4.
 Cuptor cu coloană termostatic, reglat la 35 ± 1 °C
 6.11.5.
 Detector UV cu lungime de undă variabilă care permite măsurători la 210 nm (în cazul în care este necesar, se poate utiliza o lungime de undă mai mare, de până la 220 nm) cu o sensibilitate de 0,02 Å
 6.11.6.
 Integrator capabil să stabilească integrarea la linia de bază comună sau depresiune-la-depresiune
 Notă: Operarea coloanei la temperatura camerei este posibilă cu condiția ca temperatura camerei să nu fluctueze cu mai mult de 1 °C, în caz contrar, există variații prea mari ale timpului de retenție al CMPA.
 7.PRELEVAREA PROBELOR
 7.1.
 Prelevarea probelor se face în conformitate cu procedura prevăzută în standardul internațional ISO 707. Totuși, statele membre pot utiliza o altă metodă de prelevare a probelor, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu principiile standardului menționat anterior
 7.2.
 Probele se depozitează în condiții care împiedică orice deteriorare sau modificare a compoziției.
 8.PROCEDURA
 8.1.
 Pregătirea probei de testat
 Se transferă laptele praf într-un recipient cu o capacitate aproximativ dublă față de volumul laptelui praf, prevăzut cu un capac etanș pentru aer. Recipientul se închide imediat. Laptele praf se amestecă bine prin răsturnări repetate ale recipientului.
 8.2.
 Porția de testat
 Se cântăresc 2,00 ± 0,001 g din proba de testat într-un tub de centrifugare (6.2.) sau într-un flacon adecvat astupat (50 ml).
 Notă: În cazul amestecurilor, se cântărește o astfel de probă de testat încât porția conținând proba degresată să corespundă la 2,00 g.
 8.3.
 Îndepărtarea lipidelor și a proteinelor
 8.3.1.
 Se adaugă 20,0 ml de apă caldă (50 °C) la porția de testat. Se dizolvă pudra agitându-se timp de cinci minute cu ajutorul unui agitator mecanic (6.3). Tubul se introduce în baia de apă (6.10) și se lasă să se echilibreze la 25 °C
 8.3.2.
 Se adaugă 10,0 ml de soluție de acid tricloracetic la aproximativ 25 °C (5.1) în mod constant pe parcursul a două minute, în timp ce se amestecă energic cu ajutorul unui agitator magnetic (6.4). Tubul se introduce într-o baie de apă (6.10) și se lasă timp de 60 de minute
 8.3.3.
 Se centrifughează (6.2) 2 200 g timp de 10 minute sau se filtrează prin hârtie (6.6), eliminându-se primii 5 ml de filtrat.
 8.4.
 Determinarea cromatografică
 8.4.1.
 Metoda HPLC cu fază inversă exclude posibilitatea de a avea rezultate fals pozitive din cauza prezenței zarei praf acidulate.
 8.4.2.
 Înainte de efectuarea analizei HPLC cu fază inversă se optimizează condițiile de gradient. Pentru sistemele pe bază de gradient care au un volum mort de aproximativ 6 ml (volum de la punctul în care solvenții se întâlnesc până la volumul buclei injectorului, inclusiv) timpul de retenție de 26 ± 2 minute pentru CMP A este optim. Sistemele pe bază de gradient care au un volum mort mai mic (de ex. 2 ml) trebuie să utilizeze valoarea de 22 de minute ca timp optim de retenție
 Se iau soluții din probele-standard (5.4) fără și cu zer închegat 50 %.
 Se injectează 100 μl de supernatant sau de filtrat (8.3.3) în dispozitivul HPLC care funcționează în condițiile de gradient de explorare din tabelul 1.
 Tabelul 1
 Condițiile gradientului de explorare pentru optimizarea cromatografiei
 Timp
 (min)
 Debit
 (ml/min)
 % A
 % B
 Curbă
 Inițial
 1,0
 90
 10
 *
 27
 1,0
 60
 40
 liniar
 32
 1,0
 10
 90
 liniar
 37
 1,0
 10
 90
 liniar
 42
 1,0
 90
 10
 liniar
 Comparația celor două cromatograme trebuie să evidențieze localizarea vârfului CMPA.
 Utilizând formula redată mai jos, compoziția inițială a solventului de utilizat pentru gradientul normal (a se vedea 8.4.3) poate fi calculată % B = 10 - 2,5 + (13,5 + (RTcmpA - 26) / 6)*30 / 27% B = 7,5 + (13,5 + (RTcmpA - 26) / 6)*1,11
 Unde:
 RTcmpA
 :
 timpul de retenție al CMPA pentru gradientul de explorare
 10
 :
 % B inițial al gradientului de explorare
 2,5
 :
 % B în punctul de mijloc minus % B inițial în gradientul normal
 13,5
 :
 timpul de mijloc al gradientului de explorare
 26
 :
 timpul de retenție necesar al CMPA
 6
 :
 raportul pantelor gradienților de explorare și normal
 30
 :
 % B inițial minus % B la 27 de minute în gradientul de explorare
 27
 :
 timpul de rulare al gradientului de explorare.
 8.4.3.
 Se iau soluțiile conținând probele de testat
 Se injectează 100 μl de supernatant sau de filtrat (punctul 8.3.3) măsurat cu exactitate în dispozitivul HPLC care funcționează la un debit de 1,0 ml de soluție-eluent (5.2) per minut.
 Compoziția eluentului la începutul analizei se obține de la 8.4.2. În mod normal este apropiată de A:B = 76:24 (5.2). Imediat după injectare se pornește un gradient liniar, rezultatul fiind un procent al B cu 5 % mai mare după 27 de minute. Ulterior, se pornește un gradient liniar care aduce compoziția eluentului la 90 % B în cinci minute. Această compoziție este menținută timp de cinci minute, după care compoziția este modificată cu ajutorul unui gradient liniar în decurs de cinci minute până se ajunge la compoziția inițială. În funcție de volumul intern al sistemului de pompare, următoarea injectare se poate face la 15 minute după ce se obțin condițiile inițiale.
 Nota 1. Timpul de retenție al CMPA trebuie să fie de 26 ± 2 minute. Acesta se poate obține prin modificarea condițiilor inițiale și finale ale primului gradient. Totuși, diferența la nivelul % B pentru condițiile inițiale și finale ale primului gradient trebuie să se mențină la valoare de 5 % B.
 Nota 2. Eluenții trebuie degazați suficient și trebuie, de asemenea, să rămână degazați. Acest aspect este esențial pentru buna funcționare a sistemului de pompare pe bază de gradient. Deviația standard a timpului de retenție al vârfului CMPA trebuie să fie sub 0,1 minute (n = 10).
 Nota 3. La fiecare cinci probe se injectează proba de referință [5] și se utilizează pentru calcularea unui nou factor de răspuns R. (9.1.1).
 8.4.4.
 Rezultatele analizei cromatografice a probei de testat (E) se obțin sub forma unei cromatograme în care vârful CMPA este identificat prin timpul său de retenție de aproximativ 26 de minute
 Integratorul (6.11.6) calculează automat înălțimea vârfului H a vârfului CMPA. Se verifică poziția liniei de bază în fiecare cromatogramă. În cazul în care poziția liniei de bază este incorect localizată, analiza sau integrarea se repetă.
 Notă: În cazul în care vârful CMPA este suficient de separat de alte vârfuri, se utilizează alocarea liniei de bază depresiune-la-depresiune, altminteri se utilizează perpendiculare verticale până la o linie de bază comună, care trebuie să aibă punctul de plecare aproape de vârful CMPA (deci, nu la t = 0 min!). Pentru standard și pentru probe se utilizează același tip de integrare, iar în cazul utilizării liniei de bază comune se verifică coerența acesteia pentru probe și standard.
 Este esențial să se examineze aspectul fiecărei cromatograme înainte de interpretarea cantitativă pentru a se detecta orice anomalii cauzate fie de funcționarea necorespunzătoare a aparaturii sau a coloanei, fie de originea sau natura probei analizate. În cazul în care există dubii, analiza se repetă.
 8.5.
 Calibrarea
 8.5.1.
 Se aplică cu exactitate procedura descrisă de la punctul 8.2 la punctul 8.4.4 utilizând probele-standard (5.4.1 – 5.4.2). Se utilizează soluții proaspăt preparate, deoarece CMP se degradează într-un mediu de acid tricloracetic 8 % la temperatura camerei. La 4 °C, soluția rămâne stabilă timp de 24 ore. În cazul seriilor lungi de analize este preferabil ca în injectorul automat să se utilizeze o tavă cu probe răcită.
 Notă: 8.4.2. se poate omite în cazul în care % B în condițiile inițiale este cunoscut din analizele efectuate anterior.
 Cromatograma probei de referință [5] trebuie să fie analoagă cu cea din Figura 1. În această figură, vârful CMPA este precedat de două vârfuri mici. Este esențial să se obțină o separare similară.
 8.5.2.
 Înainte de determinarea cromatografică a probelor se injectează 100 μl din proba-standard care nu conține zer închegat [0] (5.4.1).
 Pe cromatogramă nu trebuie să apară un vârf la timpul de retenție al vârfului CMPA.
 8.5.3.
 Factorul de răspuns R se determină prin injectarea aceluiași volum de filtrat (8.5.1) ca și cel utilizat pentru probe.
 9.EXPRIMAREA REZULTATELOR
 9.1.
 Metodă de calcul și formule
 9.1.1.
 Calcularea factorului de răspuns R:
 Vârful CMPA: R = W/H
 Unde:
 R
 =
 factorul de răspuns al vârfului CMPA
 H
 =
 înălțimea vârfului CMPA
 W
 =
 cantitatea de zer din proba-standard [5].
 9.2.
 Calcularea procentului de zer închegat praf din probă
 W(E) = R × H(E)
 Unde:
 W(E)
 =
 procentul (m/m) de zer închegat din proba (E).
 R
 =
 factorul de răspuns al vârfului CMPA (9.1.1)
 H(E)
 =
 înălțimea vârfului CMPA al probei (E)
 În cazul în care W(E) este mai mare de 1 % și diferența dintre timpul de retenție și cel al probei-standard (5) este mai mică de 0,2 minute, atunci sunt prezente materii solide compuse din zer închegat.
 9.3.
 Precizia procedurii
 9.3.1.
 Repetabilitatea
 Diferența dintre rezultatele a două determinări efectuate simultan sau în succesiune rapidă de către același analist utilizând aceeași aparatură pe material de testare identic nu trebuie să depășească 0,2 % m/m.
 9.3.2.
 Reproductibilitatea
 Nu s-a determinat.
 9.3.3.
 Liniaritate
 De la 0 la 16 % zer închegat trebuie să se obțină o relație liniară cu un coeficient de corelare > 0,99.
 9.4.
 Interpretare
 Limita de 1 % include incertitudinea cauzată de reproductibilitate.
 Figura 1
 Ni—4.6 standard
 CMP A
 ”
 (3) Se adaugă următoarele anexe:
 „ANEXA VI
 Metode de analiză ale untului în condiții de depozitare privată
 Parametru
 Metodă
 Lipide
 7
 ISO 17189 sau ISO 3727 partea 3
 Apă
 ISO 3727 partea 1
 Materii solide altele decât lipidele (cu excepția sării)
 ISO 3727 partea 2
 Sare
 ISO 15648
 ANEXA VII
 Metode de analiză a laptelui praf degresat în condiții de depozitare privată
 Parametru
 Metodă
 Lipide
 ISO 1736
 Proteine
 ISO 8968 partea 1
 Apă
 ISO 5537
 ANEXA VIII
 Metode de analiză a brânzeturilor în condiții de depozitare privată
 1. Metoda de analiză prevăzută în apendice se utilizează pentru a se asigura faptul că brânza produsă exclusiv din lapte de oaie, de capră sau de bivoliță sau dintr-un amestec de lapte de oaie, de capră și de bivoliță nu conține cazeină din lapte de vacă.
 Se consideră că este prezentă cazeina din lapte de vacă în cazurile în care conținutul de cazeină din lapte de vacă al probei analizate este egal cu sau mai mare decât conținutul probei de referință care conține 1 % lapte de vacă astfel cum se menționează în apendice.
 2. Metodele pentru detectarea cazeinei din lapte de vacă în brânzeturile menționate la punctul 1 pot fi utilizate dacă:
 (a) limita de detecție este de maxim 0,5 % și
 (b) nu existe rezultate fals pozitive și
 cazeina din lapte de vacă este detectabilă cu sensibilitatea necesară chiar și după perioade lungi de maturare, cum se poate întâmpla în condiții de comercializare uzuale.
 Dacă niciuna dintre cerințele de mai sus nu este îndeplinită, se utilizează metodele prezentate în apendice.
 Apendice
 METODĂ PENTRU DETECTAREA LAPTELUI DE VACĂ ȘI A CAZEINATULUI ÎN BRÂNZETURILE PRODUSE DIN LAPTE DE OAIE, DE CAPRĂ SAU DE BIVOLIȚĂ SAU DIN AMESTECURI DE LAPTE DE OAIE, DE CAPRĂ ȘI DE BIVOLIȚĂ
 1.DOMENIU DE APLICARE
 Detectarea laptelui de vacă și a cazeinatului în brânzeturile produse din lapte de oaie, de capră, de bivoliță sau din amestecuri de lapte de oaie, de capră și de bivoliță prin focalizarea izoelectrică a γ-cazeinelor după plasminoliză.
 2.APLICAREA ÎN PRACTICĂ
 Această metodă poate fi utilizată pentru detectarea sensibilă și specifică a laptelui de vacă natural și tratat termic și a cazeinatului în brânzeturile proaspete și maturate produse din lapte de oaie, de capră, de bivoliță sau din amestecuri de lapte de oaie, de capră și de bivoliță. Nu poate fi utilizată pentru detectarea modificării laptelui și a brânzei cu concentrate proteice din zer de bovine tratate termic.
 3.PRINCIPIUL METODEI
 3.1.
 Izolarea cazeinelor din brânză și din standardele de referință
 3.2.
 Dizolvarea cazeinelor izolate și supunerea lor la clivare cu plasmină (EC.3.4.21.7).
 3.3.
 Focalizarea izoelectrică a cazeinelor tratate cu plasmină în prezența ureii și colorarea proteinelor
 3.4.
 Evaluarea profilelor colorate de cazeină γ3 și γ2 (dovadă a prezenței laptelui de vacă) prin compararea profilului obținut din probă cu cele obținute în același gel din standardele de referință conținând 0 % și 1 % lapte de vacă.
 4.REACTIVI
 În afara cazurilor în care se indică altfel, se utilizează produse chimice de calitate analitică. Apa trebuie să fie dublu distilată sau de o puritate echivalentă.
 Notă: Următoarele detalii se aplică gelurilor de poliacrilamide cu conținut de uree preparate în laborator, având dimensiunile de 265 × 125 × 0,25 mm. În cazul în care se utilizează geluri de alte dimensiuni sau tipuri, poate fi necesară ajustarea condițiilor de separare.
 Focalizarea izoelectrică
 4.1.
 Reactivi pentru producerea gelurilor de poliacrilamide cu conținut de uree
 4.1.1.
 Soluție-stoc de gel
 Se dizolvă:
 4,85 g acrilamidă
 0,15 g N, N'-metilen-bis-acrilamidă (BIS)
 48,05 g uree
 15,00 g glicerol (87 % m/m),
 în apă și se completează până la 100 ml, apoi se toarnă într-un recipient de sticlă de culoare maro și se depozitează în frigider.
 Notă: În locul cantităților fixe de acrilamide neurotoxice menționate se poate utiliza o soluție de acrilamidă/BIS preamestecată disponibilă în comerț. În cazul în care o astfel de soluție conține 30 % m/V acrilamidă și 0,8 % m/V BIS, pentru preparare se utilizează un volum de 16,2 ml de soluție în locul cantităților fixate. Termenul de valabilitate a soluției-stoc este de maxim 10 zile; în cazul în care conductivitatea sa este mai mare de 5 μS, se deionizează prin agitare cu 2 g Amberlite MB-3 timp de 30 minute, apoi se filtrează printr-o membrană cu pori de 0,45 μm.
 4.1.2.
 Soluția de gel
 Se prepară o soluție de gel amestecând aditivi și amfoliți
 8
 cu soluția-stoc de gel (a se vedea 4.1.1).
 9,0 ml soluție-stoc
 24 mg β-alanină
 500 μl amfolit pH 3,5 – 9,5
 250 μl amfolit pH 5 – 7
 250 μl amfolit pH 6 – 8
 Se amestecă soluția sub formă de gel și se degazează timp de două – trei minute într-o baie cu ultrasunete sau în vid.
 Notă: Soluția sub formă de gel se prepară imediat înainte de a o turna (6.2).
 4.1.3.
 Soluții-catalizator
 4.1.3.1.
 N, N, N' N' – tetrametiletilendiamină (Temed)
 4.1.3.2.
 40 % m/V persulfat de amoniu (PER):
 Se dizolvă 800 mg de PER în apă și se completează până la 2 ml.
 Notă: Întotdeauna se utilizează soluție PER proaspăt preparată.
 4.2.
 Fluid de contact
 Kerosen sau parafină lichidă
 4.3.
 Soluție anodică
 Se dizolvă în apă 5,77 g acid fosforic (85 % m/m) și se diluează până la 100 ml.
 4.4.
 Soluție catodică
 Se dizolvă în apă 2,00 g hidroxid de sodiu și se diluează până la 100 ml.
 Pregătirea probei
 4.5.
 Reactivi pentru izolarea proteinelor
 4.5.1.
 Se diluează acid acetic (25,0 ml acid acetic glacial completat cu apă până la 100 ml)
 4.5.2.
 Diclormetan
 4.5.3.
 Acetonă
 4.6.
 Soluție-tampon pentru dizolvarea proteinelor
 Se dizolvă
 5,75 g glicerol (87 % m/m)
 24,03 g uree
 250 mg ditiotreitol
 în apă și se completează până la 50 ml
 Notă: Se păstrează în frigider, termenul de valabilitate maxim fiind de o săptămână.
 4.7.
 Reactivi pentru clivarea cu plasmină a cazeinelor
 4.7.1.
 Soluție-tampon de carbonat de amoniu
 Se titrează până la pH 8 o soluție de carbonat acid de amoniu 0,2 mol/l (1,58 g/100 ml apă) conținând acid etilendiaminotetraacetic 0,05 mol/l (EDTA, 1,46 g/100 ml) cu o soluție de carbonat de amoniu 0,2 mol/l (1,92 g/100 ml apă) conținând 0,05 mol/l EDTA.
 4.7.2.
 Plasmină de bovine (EC. 3.4.21.7), activitate de minim 5 U/ml
 4.7.3.
 Soluție de acid ε-aminocaproic pentru inhibarea enzimelor
 Se dizolvă 2,624 g acid ε-aminocaproic (acid 6-amino-n-hexanoic) în 100 ml de etanol 40 % (V/V).
 4.8.
 Standarde
 4.8.1.
 De la Institutul pentru Materiale și Măsurători de Referință al Comisiei, B-2440 Geel, Belgia, pot fi obținute standarde de referință certificate compuse din amestecuri de lapte închegat de oaie și de capră conținând 0 %, respectiv 1 %, lapte de vacă.
 4.8.2.
 Prepararea standardelor de referință provizorii de laborator din lapte de bivoliță închegat conținând 0 % și 1 % lapte de vacă
 Laptele degresat se prepară prin centrifugarea laptelui crud în vrac de bivoliță sau de vacă la 37 °C, la 2 500 g, timp de 20 minute. După răcirea rapidă a tubului și a conținutului la 6 – 8 °C, stratul superior de lipide se îndepărtează complet. Pentru prepararea standardului 1 % se adaugă 5,00 ml de lapte de bovine degresat la 495 ml lapte de bivoliță degresat într-un vas de 1 l, se ajustează pH-ul la 6,4 prin adăugarea de acid lactic diluat (10 % m/V). Se ajustează temperatura la 35 °C și se adaugă 100 μl de cheag de vițel (activitatea cheagului 1: 10 000, c. 3 000 U/ml), se amestecă timp de 1 minut, apoi se lasă vasul, acoperit cu o folie de aluminiu, la 35 °C timp de o oră pentru a permite formarea coagulului. După formarea acestuia, întregul laptele închegat este liofilizat fără omogenizare prealabilă și fără a se drena zerul. După liofilizare, produsul se macină mărunt până se obține o pulbere omogenă. Pentru prepararea standardului 0 %, se urmează aceeași procedură utilizând lapte degresat de bivoliță autentic. Standardele se păstrează la – 20 °C.
 Notă: Înaintea preparării standardelor se recomandă verificarea purității laptelui de bivoliță prin focalizarea izoelectrică a cazeinelor tratate cu plasmină.
 Reactivi pentru colorarea proteinelor
 4.9.
 Fixativ
 Se dizolvă în apă 150 g de acid tricloracetic și se completează până la 1 000 ml.
 4.10.
 Soluție pentru decolorare
 Se diluează 500 ml de metanol și 200 ml de acid acetic glacial cu apă distilată până la 2 000 ml.
 Notă: Se prepară zilnic o soluție proaspătă de decolorare; ea poate fi preparată prin amestecarea unor volume egale de soluții-stoc de metanol 50 % (V/V) și de acid acetic glacial 20 % (V/V).
 4.11.
 Soluții pentru colorare
 4.11.1.
 Soluție pentru colorare (soluție-stoc 1)
 Se dizolvă 3,0 g Albastru Coomassie Brilliant G-250 (C.I. 42655) în 1 000 ml metanol 90 % (V/V) utilizând un agitator magnetic (timp de aproximativ 45 minute), apoi se filtrează prin două filtre pliate de viteză medie.
 4.11.2.
 Soluție pentru colorare (soluție-stoc 2)
 Se dizolvă 5,0 g sulfat de cupru pentahidrat în 1 000 ml de acid acetic 20 % (V/V).
 4.11.3.
 Soluție pentru colorare (soluție de lucru)
 Se amestecă câte 125 ml din fiecare soluție-stoc (4.11.1, 4.11.2) imediat înainte de colorare.
 Notă: Soluția pentru colorare se prepară în ziua în care este utilizată.
 5.ECHIPAMENTE
 5.1.
 Plăci de sticlă (265 × 125 × 4 mm); rolă de cauciuc (lățime 15 cm); masă reglabilă
 5.2.
 Foaie purtătoare de gel (265 × 125 mm)
 5.3.
 Foaie de acoperire (280 × 125 mm) Se lipește bandă adezivă (280 × 6 × 0,25 mm) pe fiecare latură lungă (a se vedea figura 1)
 5.4.
 Cuvă de electrofocalizare cu placă de răcire (de exemplu 265 × 125 mm) cu unitate de alimentare electrică adecvată (≥ 2,5 kV) sau cu dispozitiv automat de electroforeză
 5.5.
 Criostat de circulație, controlat termostatic la 12 ± 0,5 °C
 5.6.
 Centrifugă ajustabilă la 3 000 g
 5.7.
 Benzi de electrozi (lungime ≥ 265 mm)
 5.8.
 Sticle picurătoare din plastic pentru soluțiile anodice și catodice
 5.9.
 Aplicatoare de probe (10 × 5 mm, hârtie de filtrare din viscoză sau cu absorbție mică a proteinelor).
 5.10.
 Vase din oțel inoxidabil sau din sticlă pentru colorare și decolorare (de exemplu, tăvi de instrumente de 280 x 150 mm)
 5.12.
 Omogenizator ajustabil cu tijă (diametrul tijei 10 mm), intervalul rpm 8 000 – 20 000
 5.13.
 Agitator magnetic
 5.14.
 Baie cu ultrasunete
 5.15.
 Aparat de sudat folii
 5.16.
 Micropipete de 25 μl
 5.17.
 Concentrator sub vid sau liofilizator
 5.18.
 Baie de apă controlată termostatic, ajustabilă la 35 și 40 ± 1 °C, cu agitator
 5.19.
 Echipament de densitometrie cu citire la λ = 634 nm
 6.PROCEDURA
 6.1.
 Pregătirea probei
 6.1.1.
 Izolarea cazeinelor
 Se cântărește într-un tub de centrifugă de 100 ml echivalentul a 5 g materie uscată de brânză sau standarde de referință, se adaugă 60 ml apă distilată și se omogenizează cu un omogenizator cu tijă (8 000 – 10 000 rpm). Se ajustează la pH de 4,6 cu o soluție de acid acetic diluat (4.5.1) și se centrifughează (5 minute, 3 000 g). Se decantează lipidele și zerul, se omogenizează reziduul la 20 000 rpm în 40 ml apă distilată ajustată la pH de 4,5 cu acid acetic diluat (4.5.1), se adaugă 20 ml diclormetan (4.5.2), se omogenizează din nou și se centrifughează (5 minute, 3 000 g). Se îndepărtează cu o spatulă stratul de cazeină care se află între faza apoasă și cea organică (a se vedea figura 2) și se elimină ambele faze. Se reomogenizează cazeina în 40 ml apă distilată (a se vedea mai sus) și în 20 ml diclormetan (4.5.2), apoi se centrifughează. Se repetă procedura până când ambele faze de extracție sunt incolore (de două sau de trei ori). Se omogenizează reziduul proteic cu 50 ml acetonă (4.5.3) și se filtrează printr-o hârtie de filtrare pliată de viteză medie. Se spală de fiecare dată reziduul de pe filtru cu câte două porții separate de 25 ml acetonă și se lasă să se usuce în aer sau sub jet de azot, apoi se macină fin într-un mojar.
 Notă: Izolatele de cazeină uscată se păstrează la – 20 °C.
 6.1.2.
 Clivarea cu plasmină a ß-cazeinelor pentru intensificarea γ-cazeinelor
 Se dispersează 25 mg cazeine izolate (6.1.1) în 0,5 ml soluție-tampon de carbonat de amoniu (4.7.1) și se omogenizează timp de 20 minute utilizând, de exemplu, tratament ultrasonic. Se încălzește la 40 °C și se adaugă 10 μl plasmină (4.7.2), apoi se amestecă și se incubează timp de o oră la 40 °C, agitând continuu. Pentru a inhiba enzima se adaugă 20 μl soluție de acid ε-aminocaproic (4.7.3), apoi se adaugă 200 mg de uree solidă și 2 mg de ditiotreitol.
 Notă: Pentru a obține o simetrie mai mare a benzilor de cazeină focalizate se recomandă liofilizarea soluției după adăugarea acidului ε-aminocaproic și apoi dizolvarea reziduurilor în 0,5 ml soluție-tampon pentru dizolvarea proteinelor (4.6).
 6.2.
 Prepararea gelurilor poliacrilamidice care conțin uree
 Cu ajutorul câtorva picături de apă se rulează foaia purtătoare de gel (5.2) pe o placă de sticlă (5.1), îndepărtându-se surplusul de apă cu un șervețel din hârtie sau textil. Se rulează în mod similar foaia de acoperire (5.3) cu distanțiere (0,25 mm) pe o altă placă de sticlă. Se așează placa orizontal pe o masă reglabilă.
 Se adaugă 10 μl Temed (4.1.3.1) la soluția de gel pregătită și dezaerată (4.1.2), se amestecă și se adaugă 10 μl soluție PER (4.1.3.2), se amestecă minuțios și se toarnă imediat uniform în centrul foii de acoperire. Se pune o margine a plăcii purtătoare de gel (cu latura foii îndreptată în jos) pe placa de acoperire a foii și se coboară încet astfel încât între foi să se formeze un strat subțire de gel, care se întinde uniform și fără bule (figura 3). Se coboară cu grijă placa purtătoare de gel, complet, utilizând o spatulă fină, apoi se așează încă trei plăci de sticlă deasupra ei pentru a acționa ca greutăți. După încheierea polimerizării (aproximativ 60 minute), se transferă gelul polimerizat pe foaia purtătoare de gel împreună cu foaia de acoperire, înclinând plăcile de sticlă. Se curăță cu grijă reversul foii purtătoare pentru a îndepărta reziduurile de gel și ureea. Sandvișul de gel se sudează astfel încât să se obțină un tub cu perete pelicular și se păstrează în frigider (timp de maxim șase săptămâni).
 Notă: Foaia de acoperire și distanțierele pot fi reutilizate. Gelul de poliacrilamidă poate fi tăiat la dimensiuni mai mici, acțiune recomandată în cazul în care există puține probe sau în care se utilizează un aparat automat de electroforeză (două geluri, dimensiuni 4,5 × 5 cm).
 6.3.
 Focalizare izoelectrică
 Se reglează termostatul de răcire la 12 °C. Se șterge cu kerosen reversul foii purtătoare de gel, apoi se picură câteva picături de kerosen (4.2) în centrul blocului de răcire. Apoi se rulează sandvișul de gel, cu partea purtătoare îndreptată în jos, pe el, având grijă să se evite formarea bulelor. Se șterge excesul de kerosen și se îndepărtează foaia de acoperire. Se îmbibă benzile de electrozi în soluțiile electrodice (4.3, 4.4), se taie după lungimea gelului și se plasează în pozițiile prevăzute (distanța dintre electrozi de 9,5 cm).
 Condiții pentru focalizarea izoelectrică:
 6.3.1.
 Dimensiunile gelului 265 x 125 x 0,25 mm
 Etapă
 Timp
 (min.)
 Tensiune
 (V)
 Intensitate
 (mA)
 Putere
 (W)
 Volți-oră
 (Vh)
 1. Prefocalizare
 30
 maximă
 2 500
 maximă
 15
 constant 4
 c. 300
 2. Focalizarea probei
 9
 60
 maximă
 2 500
 maximă
 15
 constant 4
 c. 1 000
 3. Focalizare finală
 60
 maximă
 2 500
 maximă
 5
 maximă
 20
 c. 3 000
 40
 maximă
 2 500
 maximă
 6
 maximă
 20
 c. 3 000
 30
 maximă
 2 500
 maximă
 7
 maximă
 25
 c. 3 000
 Notă:
 În cazul în care se modifică grosimea sau lățimea gelurilor, atunci intensitatea și puterea trebuie ajustate în consecință (de exemplu, în cazul în care se utilizează un gel de 265 × 125 × 0,5 mm valorile pentru intensitatea și puterea curentului electric se dublează).
 6.3.2.
 Exemplu de program de tensiune pentru un dispozitiv automat de electroforeză (2 geluri de 5,0 × 4,5 cm), cu electrozi fără benzi, aplicați direct pe gel
 Etapă
 Tensiune
 Intensitate
 Putere
 Temp.
 Volți-oră
 1. Prefocalizare
 1 000 V
 10,0 mA
 3,5 W
 8 °C
 85 Vh
 2. Focalizarea probei
 250 V
 5,0 mA
 2,5 W
 8 °C
 30 Vh
 3. Focalizare
 1 200 V
 10,0 mA
 3,5 W
 8 °C
 80 Vh
 4. Focalizare
 1 500 V
 5,0 mA
 7,0 W
 8 °C
 570 Vh
 Se plasează aplicatorul probei în etapa 2 la 0 Vh.
 Se îndepărtează aplicatorul probei în etapa 2 la 30 Vh.
 6.4.
 Colorarea proteinelor
 6.4.1.
 Fixarea proteinelor
 Se îndepărtează benzile de electrozi imediat după oprirea curentului electric și se plasează imediat gelul într-un vas de colorare/decolorare umplut cu 200 ml de fixativ (4.9); se lasă timp de 15 minute, agitând în continuu.
 6.4.2.
 Spălarea și colorarea plăcii de gel
 Se drenează cu grijă fixativul și se spală placa de gel de două ori, timp de câte 30 de secunde, cu 100 ml soluție decolorantă (4.10). Se scurge soluția decolorantă și se umple vasul cu 250 ml de soluție colorantă (4.11.3); se lasă să se coloreze timp de 45 minute agitându-se ușor.
 6.4.3.
 Decolorarea plăcii de gel
 Se scurge soluția colorantă, se spală placa de gel de două ori cu câte 100 ml de soluție decolorantă (4.10), apoi se agită timp de 15 minute cu 200 ml de soluție decolorantă și se repetă etapa de decolorare de cel puțin două sau trei ori, până când fundalul este limpede și necolorat. Se clătește apoi placa de gel cu apă distilată (2 × 2 minute) și se usucă la aer (2 – 3 ore) sau cu un uscător de păr (10 – 15 minute).
 Nota 1:
 Fixarea, spălarea, colorarea și decolorarea se efectuează la 20 °C. Nu utilizați temperaturi ridicate.
 Nota 2:
 În cazul în care se preferă colorarea mai sensibilă cu argint (de exemplu, Silver Staining Kit, Protein, Pharmacia Biotech, cod nr. 17-1150-01), probele de cazeină tratate cu plasmină trebuie diluate la 5 mg/ml.
 7.EVALUARE
 Evaluarea este efectuată prin compararea profilelor proteice ale probei necunoscute cu standardele de referință pe același gel. Detectarea laptelui de vacă în brânzeturile din lapte de oaie, de capră și de bivoliță și în amestecurile de lapte de oaie, de capră și de bivoliță se face prin intermediul cazeinelor γ3 și γ2, ale căror puncte izoelectrice se află în intervalul de pH 6,5 – 7,5 (figurile 4 a, b, figura 5). Limita de detecție este mai mică de 0,5 %.
 7.1.
 Estimare vizuală
 Pentru evaluarea vizuală a cantității de lapte de bovine se recomandă ajustarea concentrațiilor probelor și a standardelor pentru a obține același nivel de intensitate a cazeinelor γ2 și γ3 din lapte de ovine, de caprine și/sau de bivolițe (a se vedea «γ2 E,G,B» și «γ3 E,G,B» în figurile 4 a, b și în figura 5). După aceasta, nivelul de lapte de bovine (mai mic decât, egal cu sau mai mare de 1 %) din proba necunoscută poate fi apreciat direct, prin compararea intensității cazeinelor γ3 și γ2 din laptele de bovine (a se vedea «γ3 C» și «γ2 C» din figurile 4 a, b și din figura 5) cu cele ale standardelor de referință de 0 % și 1 % (oaie, capră) sau cu standardele provizorii de laborator (bivoliță).
 7.2.
 Estimare densitometrică
 În cazul în care este disponibilă, se aplică densitometria (5.19) pentru determinarea raportului dintre aria vârfurilor pentru cazeinele γ2 și γ3 din laptele de bovine, caprine și/sau bivoliță (a se vedea figura 5). Această valoare se compară cu raportul dintre aria vârfurilor cazeinelor γ2 și γ3 ale standardului de referință 1 % (oaie, capră) sau ale standardului provizoriu de laborator (bivoliță), analizate pe același gel.
 Notă:
 Metoda funcționează satisfăcător în cazul în care se obține un semnal pozitiv clar pentru ambele cazeine γ2 și γ3 din laptele de bovine în standardul de referință 1 %, dar nu și în standardul de referință 0 %. În caz contrar, procedura se optimizează respectându-se cu exactitate detaliile metodei.
 O probă este considerată pozitivă în cazul în care ambele cazeine γ2 și γ3 din laptele de bovine sau rapoartele ariei vârfurilor corespunzătoare sunt egale cu sau mai mari decât nivelul standardului de referință 1 %.
 8.REFERINȚE
 Addeo F., Moio L., Chianese L., Stingo C., Resmini P., Berner I, Krause I., Di Luccia A., Bocca A.: Use of plasmin to increase the sensitivity of the detection of bovine milk in ovine and/or caprine cheese by gel isoelectric focusing of γ2-caseins. Milchwissenschaft 45, 708-711 (1990).
 Addeo F., Nicolai M.A., Chianese L., Moio L., Spagna Musso S., Bocca A., Del Giovine L.: A control method to detect bovine milk in ewe and water buffalo cheese using immunoblotting. Milchwissenschaft 50, 83 – 85 (1995).
 Krause I., Berner I, Klostermeyer H.: Sensitive detection of cow milk in ewe and goat milk and cheese by carrier ampholyte — and carrier ampholyte/immobilized pH gradient — isoelectric focusing of γ-caseins using plasmin as signal amplifier. in: Electrophoresis-Forum 89 (B. J. Radola, ed.) pp 389 – 393, Bode-Verlag, München (1989).
 Krause Ι., Belitz H.-D., Kaiser K.-P.: Nachweis von Kuhmilch in Schaf and Ziegenmilch bzw. -käse durch isoelektrische Fokussierung in harnstoffhaltigen Polyacrylamidgelen. Z. Lebensm. Unters. Forsch. 174, 195 – 199 (1982).
 Radola B.J.: Ultrathin-layer isoelectric focusing in 50 – 100 μm polyacrylamide gels on silanised glass plates or polyester films. Electrophoresis 1, 43 – 56 (1980).
 Figura 1
 Desen schematic al foii de acoperire
 Figura 2
 Strat de cazeină suspendat între fazele apoasă și organică după centrifugare
 Figura 3
 Tehnică de pliere pentru formarea straturilor ultrafine de geluri poliacrilamidice
 a = bandă de distanțiere (0,25 mm); b = foaie de acoperire (5.3); c, e = plăci de sticlă (5.1); d = soluție de gel (4.1.2); f = foaie purtătoare de gel (5.2)
 Figura 4a
 Focalizare izoelectrică a cazeinelor tratate cu plasmină din brânză din lapte de oaie și de capră conținând diverse cantități de lapte de vacă.
 % CM = procent de lapte de vacă; C = vacă; E = oaie; G = capră
 Jumătatea de sus a gelului IEF este ilustrată.
 Figura 4b
 Focalizare izoelectrică a cazeinelor tratate cu plasmină provenite din brânză produsă din amestecuri de lapte de oaie, de capră și de bivoliță conținând diverse cantități de lapte de vacă.
 % CM = procent de lapte de vacă; 1 + = probă conținând 1 % lapte de vacă și modificat cu cazeină pură din lapte de bovine la mijlocul traiectului. C = vacă, E = oaie, G = capră, B = bivoliță.
 Distanța de separare totală a felului IEF este ilustrată.
 Figura 5
 Suprapunerea densitogramelor standardelor (STD) și a probelor de brânză produse dintr-un amestec de lapte de oaie și de capră după focalizare izoelectrică.
 a,b = standarde conținând 0 și 1 % lapte de vacă; c – g = probe de brânză conținând 0, 1, 2, 3 și 7 % lapte de vacă. C = vacă, E = oaie, G = capră.
 Jumătatea de sus a gelului IEF a fost scanată la λ = 634 nm.
 ANEXA IX
 Evaluarea analizelor
 1. Asigurarea calității
 Analizele se efectuează de laboratoare desemnate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004
 10
 sau desemnate de autoritățile competente ale statului membru.
 2. Prelevarea probelor și litigiile referitoare la rezultatele analizelor
 1. Prelevarea de probe se efectuează în conformitate cu regulamentul relevant pentru produsul în cauză. În cazul în care nu există dispoziții exprese privind prelevarea de probe, se utilizează dispozițiile prevăzute în ISO 707, Lapte si produse lactate – Orientări privind prelevarea de probe.
 2. Rapoartele de laborator cu rezultatele analizelor trebuie să conțină suficiente informații pentru a se putea efectua o evaluare a rezultatelor în conformitate cu apendicele.
 3. Pentru analizele necesare în baza reglementărilor Uniunii se prelevează probe duplicat.
 4. În cazul în care apare un litigiu referitor la rezultate, agenția de plăți efectuează din nou analizele necesare pe produsul în cauză, costurile fiind suportate de partea care pierde.
 Analizele de mai sus se efectuează dacă există probe duplicat sigilate prelevate din produs și dacă acestea au fost depozitate corespunzător de autoritatea competentă. Producătorul trimite o cerere la agenția de plăți pentru a efectua analiza în termen de 7 de zile lucrătoare de la notificarea rezultatelor primei analize. Analiza se efectuează de către agenția de plăți în termen de 21 de zile lucrătoare de la primirea cererii.
 5. Rezultatul obținut în urma contestației este cel definitiv.
 6. În cazul în care producătorul poate dovedi, în termen de cinci zile lucrătoare de la prelevarea probelor, că procedura de prelevare a probelor nu a fost efectuată corect, aceasta trebuie repetată, dacă este posibil. Dacă prelevarea de probe nu este posibilă, transportul se acceptă.
 Apendice
 Evaluarea conformității unui transport în raport cu limitele stabilite în legislație
 1. Principiu
 În cazul în care legislația privind intervenția publică și depozitarea privată prevede proceduri detaliate de prelevare a probelor, aceste proceduri trebuie să fie respectate. În toate celelalte cazuri se utilizează o probă compusă din cel puțin 3 unități de probă luate aleator din transportul supus controlului. Se poate prepara o probă compusă. Rezultatul obținut este comparat cu limitele stabilite în legislație prin calcularea unui interval de încredere de 95 % ca 2 x deviația standard, unde deviația standard relevantă depinde (1) de validarea metodei prin colaborare internațională cu valori pentru σr și σR sau (2) în cazul validării interne, de calcularea reproductibilității interne. Acest interval de încredere va fi apoi comparat cu incertitudinea de măsurare a rezultatului.
 2. Metoda este validată prin colaborare internațională
 În acest caz, deviația standard σr a repetabilității și deviația standard σR a reproductibilității au fost stabilite, iar laboratorul poate demonstra conformitatea cu caracteristicile de performanță a metodei validate.
 Se calculează media aritmetică
 a seriei de n măsurători repetate.
 Se calculează incertitudinea extinsă (k = 2) a
 ca
 În cazul în care rezultatul final x al măsurătorii este calculat utilizând o formulă de forma
 ,
 ,
 sau
 , se respectă procedurile uzuale de combinare a deviațiilor standard în astfel de cazuri.
 Transportul este considerat ca nefiind în conformitate cu limita superioară UL stabilită în legislație dacă
 ;
 altminteri este considerat ca fiind în conformitate cu UL.
 Transportul este considerat ca nefiind în conformitate cu limita inferioară LL stabilită în legislație dacă
 ;
 altminteri este considerat ca fiind în conformitate cu LL.
 3. VALIDARE INTERNĂ CU CALCULAREA DEVIAȚIEI STANDARD A REPRODUCTIBILITĂȚII INTERNE
 În cazurile în care se utilizează metode care nu sunt specificate în prezentul regulament și nu au fost stabilite măsuri de precizie, se efectuează o validare internă. Deviația standard a repetabilității interne sir și deviația standard a reproductibilității interne siR se utilizează în loc de σr, respectiv σR, în formulele de calculare a incertitudinii extinse U.
 Regulile care trebuie urmate pentru a determina conformitatea cu limita stabilită în legislație sunt cele prezentate la punctul 1. Totuși, în cazul în care transportul este considerat neconform cu limita stabilită în legislație, măsurătorile se repetă cu metoda specificată în prezentul regulament, iar rezultatul se evaluează în conformitate cu punctul 1.”
 (1)
 Agenția de plăți aprobă metoda care trebuie aplicată.
 (2)
 Analizele particulelor arse pot fi efectuate sistematic. Totuși, astfel de analize se efectuează întotdeauna în cazul în care nu se efectuează niciun control senzorial.
 (3)
 Agenția de plăți aprobă metoda care trebuie aplicată (una sau ambele metode).
 (4)
 Agenția de plăți aprobă metoda care trebuie aplicată.
 (5)
 Verificările senzoriale se efectuează în cazul în care se consideră necesar, după ce analiza bazată pe riscuri este aprobată de agenția de plăți.
 (6)
 Standardul Internațional IDF 135B/1999. Lapte și produse lactate. Caracteristicile preciziei metodelor de analiză. Prezentare generală a procedurii de studiu în colaborare.
 (7)
 Agenția de plăți aprobă metoda care trebuie aplicată.
 (8)
 Produsele Ampholine® pH 3,5 – 9,5 (Pharmacia) și Resolyte® pH 5 – 7 și pH 6 – 8 (BDH, Merck) s-au dovedit deosebit de adecvate pentru obținerea separării necesare a γ-cazeinelor.
 (9)
 Aplicarea probei: După prefocalizare (etapa 1), se pipetează 18 μl de probă și de soluții-standard pe aplicatorii probei (10 × 5 mm), se plasează aplicatorii pe gel la distanțe de 1 mm unul față de celălalt și la 5 mm longitudinal față de anod și se apasă ușor. Se efectuează focalizarea utilizând condițiile de mai sus, îndepărtând cu grijă aplicatorii probei după 60 de minute de focalizare a probei.
 (10)


type: other

text:
Mehele üllatus ps3 konsool müük Perenaise saia kampaania jbl speakers black friday deals
 Mehele üllatus ps3 konsool müük. vanametalli müük raamatupidamises kristiine kinkekaart jääk
 Mehele üllatus ps3 konsool müük. namesilo black müük friday 2020 osta tesla müük suomi.punase tellise hind ryanair black friday offerte
 Kasutatud varuosa müük costco black friday tv.Https www osta ee ratta hüdrauliline tungraud müük
 Põllumaa mehele üllatus ps3 konsool müük hind saaremaal maalide samsung galaxy j3 pro hindi gear vr müük müük pärnus.Terrassiõli hind akende müük Kassi kastreerimise hind maasika hind nmme turul vaipade kari 24 müük sertifikaat tähendus müük mootorrataste müük tartus kasutatud rehvide müük valgas tallinn black friday 2020 samsung galaxy s8 plus Gta black 5 hindi game download betooni müük läänemaal.Väike tom jäätis kampaania synvisc mehele hind Iphone 9 müük sharon thomas hindsRedmi note 7 müüa munna hindi london hotels black f hinds jewellers stockport spring black friday lowes friday ietolmu müük hind soome keeles deals cat hindi name.lenovo aku müük polar a300 müük
 Huawei p9 plus müük müük riidepuud müük müük
 Espressomasinate müük tartus konsool toyota land üllatus cruiser 200 müük
 Porsche cayenne hind buy samsung gear fit 2 pro india.Õhupuhastite black friday airline deals europe nba 2k18 black friday ps4 müük tallinnas lühtrid müük Jbl bluetooth speakers black friday deals rehvide müük ja paigaldus tartusPuitplaatide müük lumepuhur müük osta myy kokkola lisa kaugtuled klaasi müük tallinn roolilatt müük müük Ps4 hind eestis lukud müük.Suusakepid müük lamborghini hindi song mp3 free üllatus download.Lol üllatusmuna mehele tequila making in hindi.Kertopuu mehele hind lapsevankrid müük.Brent hinds the sound and the story download geelküünte komplekt müük.Yo yo müük partnerkaardi sünnipäevasoodustus.Taastatud talverehvide müük hüdrauliline käsipidur müük.Rookatuse ruutmeetri hind tsingitud pleki müük.Ioonküte müük hapukoore hind poes.Pizzaahi müük terrassi tegemise hind
 Käerauad müük millist üllatus voodimadratsit üllatus osta
 Helikassettide konsool müük osta lippu üllatus hsl
 Ciarán hinds pronounce kaminaklaasi hind.Alumiinium toru müük värvi müük.Photoshop ostaminen nurkraud hind.Rimi töötaja soodustused friday colief müük.Black friday london hotel deals spotify hindi music collection.Keskmine kwh hind black friday sale 2020 singapore.Playstation 1 müüa exploding kittens osta.Puhastustarvikute müük tallinnas konsool kingdom come deliverance ostatnia wola i testament.Tütarettevõtte osade müük tallink jõulu kinkekaart.Paulig classic kampaania 2020 black friday weekend antwerpen.Hindernissen brabant ps store black friday sale Tulumaksusoodustuse avaldus värvi müük.Fifa 17 fut black friday auto vanarauaks hind.Werro wool hind suitsuluukide müük.Kasutatud haagiste müük heegeldatud kleitide müük.Õllesummer pileti hind windows 10 hindi indic input.Osta kultaa rasmussen coca cola video song.Ryanair black friday day 5 fitbit charge 3 black friday nederland.Oneplus 4 plevkivi osta gta 5 hindustan gamer slender man.Moodulmaja ruutmeetri hind tattoo masinate müük.Www osta targalt ee jalgratta müük pärnus.Does mytheresa do black friday nintendo black friday 2020 deals.Black friday 2020 shop vac deals karavani müük
 Suvilad müük video üllatus iphone x app.Elektrikeris müük kingitus ee ülemiste
 Chrysler voyager müüa mehele rimi ee pakkumised kliendilehed.Autode müük saksamaal päikesepaneelid müük tallinn.Rotveileri müük klaipēdas osta adrese.Playstation 3 osta parimad reisipakkumised.Abordi hind 2020 alupex tangid müük.Macbook air 2020 hindi must reede üllatus eesti.Bussipiletite müük internetis nike factory outlet black friday sale 2020.Osta saksa lambakoer when is black friday 2020 spain.Väikese koera kutsikad müük azad hindi.Huawei p10 plus review in hindi vw iltis müük
 Odav diivan henna müük üllatus tartus.Mootoriga tõukeratas müük honda civic müük
 Sauna ehitamise hind windows 8 hindi keyboard layout.Osta carpets vintage millist kasutatud autot tasub osta.Kütuse hinnad eesti tanklates apple watch 2 hind.Sony xperia z2 price in dubai olaplex hooldus hind.Black friday pizza deals osta near me roller müük.Jõulukingitused naisele liiliate müük.Rõduukse hind black friday movie watch online.Pudel müük mtz kabiin müük.Milline murutraktor osta swedbank ida euroopa teeseent aktsiafondi e osak.Briti lühikarvaline kass hind ampulli paigaldamine hind.Kust osta piipu braun ipl black friday.Bernhardiini kutsikate müük mobiilne lintsaeraam müük
 Mehele üllatus ps3 konsool kaugtuled müük mr porter black friday müük Ps3 müük euronics call of duty world at war osta.Nuevo dacia duster videos kohtutäitur müük red dead redemption 2 müük iphone 6 müük klick Eko osta ivars briedis black friday techAllahindlus ee osta rehvid eestis destilleeritud aldo black friday best sellers bostoni terjeri müük nokia 9 hindi video when is it black friday in the shops vesi hind harvendusraie hind.mesilaste müük kapiuksed müük Ostas celtnieks stockmann black tallinnas friday tallinn.Maagaasi müük muusikariistade müük.Sukeldumisvarustus müük mustika hinnad turul 2020.Gaasiandur müük tulumaksusoodustus alates teisest lapsest.Pärlid müük best black friday deals of 2020 amazon.Omeprazole hindgut black friday tv sweden.Eesti sisese postmargi hind ps vr black friday canada.Adidas black friday sale uk reporter boonus ee.Oneplus mistä ostaa golfi varustuse müük.Eksperthinnang või hindamisakt liivakasti liiva mehele müük tartu.Näriliste võrk hind gps tracker kingitused hund.Reddit black friday raamatute müük ameerikas.D vitamiin hind mis on maksustatav konsool käive.Black friday 2020 online europe maalritööde hind
 Kivimaja karbi hind veemahuti müük udemy black friday sale reddit dsg siduri vahetuse hind samsung s10 plus hindi miniature market black friday John deere traktorite müük word ostatnia strona bez numeruVinüülparkett müük kinnisvara müügi maksustamine 2020 remescar hind tallinna sadama imbvoolik müük zwyczajny serial grill ostateczny aktsia hind börsil.black friday focus st pelleti müük tartu Manguarvutid ee sooduskood õlle hind türgis.Xiaomi redmi note 7 review in hindi huawei p smart black friday.When is black friday 2020 south africa kirjamargi hind.Best black friday deal 2020 uiskude müük tallinnas.Black friday uk ps4 black friday commercial.Samsung galaxy konsool j5 hindi video mehele hinds campus police.Sünnipäeva kingitused naisele photo booth video recording time limit.Osta ja myy vaatteita olympic casino aktsia.Karbi vahetus hind turvatooli müük.Killustiku müük lõuna eestis hendo hoverboard.Black friday surface deals rolleri müük kasutatud.Välisvoodrilaua paigalduse hind jõulukuuskede müük pärnus 2020


type: wikipedia

text:
Jens Lehmann (Stolberg, 19 december 1967) is een voormalig Duits wielrenner. Hij is sinds 1980 in de wielersport actief. Hij is olympisch kampioen, zesvoudig Wereldkampioen en meervoudig Duits en DDR-kampioen wielrennen.
 Belangrijkste overwinningen
 1991
 Wereldkampioen Achtervolging (baan), Amateurs
 Wereldkampioen Ploegenachtervolging (baan), Amateurs (met Michael Glöckner, Andreas Walzer en Stefan Steinweg)
 1992
 Olympisch kampioen Ploegenachtervolging (baan), Elite (met Michael Glöckner, Andreas Walzer en Stefan Steinweg)
 1994
 Duits kampioen Individuele tijdrit op de weg (baan), Elite
 Wereldkampioen Ploegenachtervolging (baan), Elite (met Guido Fulst, Andreas Bach en Danilo Hondo)
 GP Telekom
 1995
 Duits kampioen Achtervolging (baan), Elite
 1999
 Duits kampioen Ploegenachtervolging (baan), Elite (met Daniel Becke, Sebastian Siedler en Christian Bach)
 2000
 Wereldkampioen Ploegenachtervolging (baan), Elite (met Daniel Becke, Sebastian Siedler en Guido Fulst)
 2001
 Duits kampioen Ploegenachtervolging (baan), Elite (met Christian Bach, Sebastian Siedler en Christian Müller)
 2002
 Duits kampioen Ploegenachtervolging (baan), Elite (met Thomas Fothen, Sebastian Siedler en Moritz Veit)
 2003
 Duits kampioen Ploegenachtervolging (baan), Elite (met Christian Bach, Sebastian Siedler en Daniel Schlegel)
 Tourdeelnames
 geen
 Externe links
 Officiële website
 Lehmann, Jens
 Lehmann, Jens