4.7 Оценка авиационного шума
Оценка шума осуществлялась в соответствии ГОСТ 22283-2014 [39], ГОСТ 23337-2014 [40]. Для измерения шумов использовался анализатор шума и вибрации «Ассистент» (рис. 4.17). Измерялись уровни звукового давления (дБ), в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (Гц), уровни звука с частотной характеристикой La, и эквивалентные уровни звука LАэкв (дБА), также максимальные уровни звука LАмакс (дБА). Результаты измерений представлены в таблицах 4.20 - 4.21. В таблице представлены значения погрешности прибора анализатор шума и вибрации «Ассистент».  Рисунок 4.17 – Измеритель «ВЕ-метр-АТ-003»  Измерение проводилась 08.02.2022. Температура окружающей среды: - 20,9С. Атмосферное давление: 731,5 мм.рт.ст.  Направление ветра: С,З,СЗ. Скорость ветра: 1,53 м/с. Влажность: 18,1%. Таблица 4.19 – Погрешность прибора (∆) – 0,1 Время суток Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Уровни звука и эквивалентные уровни звука (в дБА) Максимальные уровни звука LАмакс, дБА  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   с 7 до 23 ч. 35,7 27,8 36,5 29,8 34,8 43,4 38,6 39,6 42,3 46,3 71,6 Таблица 4.20 – Основная площадка замера шума Калибратор Прибор Ошибка 114 105,4 1,5 94 85,1 0,1 Таблица 4.21 – Результаты измерений шума  Среднее Max Min ∆ Leq LAT 54,9   0,1  LAS 45,7 66,6 45,3 0,1  LAF 45,6 70,2 45,0 0,1  LAI 46,3 71,6 45,0 0,1  LS/31,5 35,7 66,3 22,3 0,1 54,8 Продолжение таблицы 4.21 LS/63 27,8 66,4 23,7 0,1 56,0 LS/125 36,5 68,4 25,2 0,1 57,4 LS/250 29,8 67,2 27,4 0,1 55,4 LS/500 34,8 62,3 30,1 0,1 49,9 LS/1kHz 43,4 62,7 33,0 0,1 48,6 LS/2 kHz 38,6 60,5 35,9 0,1 46,8 LS/4 kHz 39,6 51,7 38,9 0,1 42,2 LS/8 kHz 42,3 46,9 41,8 0,1 42,4 LS/16 kHz 45,1 45,4 44,6 0,1 44,9  Выявлено превышение показателя максимального уровня звука, что рассматривается как несоответствие настоящим санитарным нормам.  
В ходе исследования были проведены замеры уровня шума в жилых помещениях, расположенных на первом этаже многоквартирного дома. Измерения проводились в дневное время с 7 до 23 часов. Для измерения шума использовался анализатор шума и вибрации «Ассистент» (рис. 4.17).